91 



§ 130. Gehen wir nun zu dem Falle über, dass die Strahlen- 

 begrenzung allein durch die Grösse des Spiegels bewirkt werde, was 

 offenbar eintritt, wenn keine Blendung eingeschaltet ist und eine unbe- 

 grenzte Lichtquelle zur Verfügung steht. In diesem Falle erhalten wil- 

 den wirksamen Strahlenkegel offenbar, indem wir den Objectpunkt mit 

 dem Eande des Spiegels verbinden. Für die Grösse des Oeffnungswinkels 

 ist es in diesem Falle ferner offenbar ganz gleichgültig, ob wir einen 

 Plan- oder Hohlspiegel verwenden; wie wir alsbald noch näher sehen 

 werden, kommt dieser Punkt nur dann in Betracht, wenn wir die Aus- 

 dehnung der in unserem Falle als unbegrenzt angenommenen Lichtquelle 

 mit in Kücksicht ziehen müssen. 



Eine einfache Ueberlegung zeigt nun übrigens, dass in diesem 

 Falle dem Oeffnungswinkel des Beleuchtungskegels eine gewisse Grenze 

 gesetzt ist. Denn abgesehen davon, dass die Spiegelgrösse aus praktischen 

 Gründen über ein gewisses Maass hinaus nicht gesteigert werden kann 

 und dass namentlich auch der undurchsichtige Objecttisch bei allzu 

 starker Annäherung des Spiegels den auf denselben fallenden Lichtkegel 

 zum grössten Theil auffangen würde, müssen ja die vom Spiegel aus- 

 gehenden Strahlen beim Uebertritt in den Objectträger derartig gebrochen 

 werden, dass sie selbst bei dem in Wirklichkeit nicht erreichbaren Oeff- 

 nungswinkel von 180° nur den doppelten Wert des Grenzwinkels zwischen 

 Luft und Wasser (cf. § 34) betragen könnten. Will man also einen sehr 

 grossen Beleuchtungskegel bei der Beobachtung anwenden, so kann man 

 mit dem Spiegel allein nicht zum Ziele kommen. In diesem Falle ist die 

 Anwendung des Abbe'schen Beleuchtungsapparates oder eines ähnlichen 

 Condensorsystems unbedingt nothwendig. 



§ 131. Bei dem Abbe'schen Beleuch- 

 tungsapparate befindet sich, wie bereits § 121 

 auseinandergesetzt wurde, unmittelbar unter dem 

 zu beobachtenden Objecte ein Linsensvstem von 

 sehr hoher Apertur. Bringt man nun, wie dies 

 im allgemeinen bei der Benutzung des Appa- 

 rates geschieht, das zu beobachtende Object 

 (0, Fig. 68) in die Nähe des oberen Brenn- 

 punktes des Condensors (F t ), so werden offen- 

 bar die im Punkte sich vereinigenden Strahlen 

 vor der Brechung durch den Condensor der 

 Achse annähernd parallel laufen, und es wird 

 also in diesem Falle selbst zur Erzielung 

 grosser Oeffnungswinkel kein übermässig grosser 

 Spiegel nothwendig sein. 



Natürlich ist aber die volle Ausnützung der hohen Aperturen 

 des Beleuchtungsapparates nur dann möglich, wenn durch Einschal- 



