92 



tung von Oel*) zwischen Condensor und Objectträger die sonst beim 

 Uebergang der Lichtstrahlen aus dem Condensor in Luft eintretende totale 

 Eeflexion vermieden wird. Offenbar hat aber diese Einschaltung von Oel 

 nur bei Immersionssystemen einen Sinn, da ja von Trockensystemen sowie- 

 so im günstigsten Falle nur ein dem doppelten Grenzwinkel für Glas 

 und Luft entsprechender Strahlenkegel aufgenommen werden könnte, der 

 von dem Abbe'schen Condensor natürlich auch ohne Einschaltung von 

 Oel geliefert wird. 



§ 132. Will man dagegen den grossen von dem Abbe'schen Be- 

 leuchtungsapparate gelieferten Strahlenkegel nicht voll zur Wirksamkeit 

 kommen lassen, so wird durch eine der bereits § 122 erwähnten Blen- 

 dungen eine Begrenzung des einfallenden Strahlenkegels bewirkt. Diese 

 Blendungen liegen bei dem Abbe'schen Beleuchtungsapparate innerhalb 

 der Brennweite des Condensors, und es ist die Wirkung derselben wohl 

 an der Hand der Eig. 68 leicht verständlich. Offenbar erhalten wir den 

 von der Blendung B, B 2 begrenzten Strahlenkegel, wenn wir das von dem 

 Condensor entworfene Bild der Blendung (B/B^) mit dem Punkte 

 verbinden. 



§ 133. Schliesslich ist nun noch der Einfluss zu erörtern, den 

 eventuell die beschränkte Ausdehnung der Lichtquelle auf die 

 Begrenzung der Beleuchtungskegel auszuüben vermag, und zwar wird 

 hierbei speciell zu erörtern sein, ob man bei beschränkter Lichtquelle 

 mit dem Plan- oder Hohlspiegel, mit oder ohne Condensorsystem einen 

 grösseren Beleuchtungskegel erhält. 



Zunächst wollen wir nun den Eall ins Auge fassen, in dem zur 

 Beleuchtung ein Spiegel ohne Condensor benutzt wird. Wir können dann 

 die Richtung, die die durch den Oeffnungsrand der Blendung bb gehenden 

 Strahlen OA und OB (Eig. 69) besitzen, leicht bestimmen, wenn wir 

 das Bild construieren, welches durch den Hohl- und Planspiegel von dem 

 Objectpunkte entworfen wird. Das vom Planspiegel entworfene Bild 

 liegt nun nach § 127 auf der Senkrechten OE und von dem Punkte K 

 der Spiegelfläche gleichweit entfernt wie der Punkt 0, also in 2 . Die 

 Lage des von dem Hohlspiegel entworfenen Bildes ist natürlich von der 

 Krümmung des Spiegels abhängig; diese ist jedoch, wie man durch Auf- 

 fangen des von einem entfernten Gegenstande entworfenen Bildes mittelst 

 Pauspapier oder dergl. leicht nachweisen kann, bei den zur Zeit in Ge- 

 brauch befindlichen Mikroskopen eine solche, dass das mikroskopische 

 Object in der Nähe der Brennebene des Spiegels liegt. In den meisten 

 Fällen ist wohl die Entfernung zwischen Object und Spiegel etwas lürzer 



*) Am besten benützt man zu diesem Zwecke einfacb das Immersionsül; für 

 die meisten Fälle <?enücft aber auch Glvcerin. 



