98 



fj. T _f 



Figur ersichtlich ist, durch die Blendung des Objectivs sämmtlich aufge- 

 fangen, so dass also von dem Punkte überhaupt kein Licht ins Mikro- 

 skop gelangt. Die Folge 

 Hl \ e_j__ __„ hiervon ist offenbar, dass 

 das gesamrnte Gesichtsfeld 

 des Mikroskops dunkel er- 

 scheint. Befindet sich nun 

 aber in ein die schief ein- 

 fallenden Strahlen nach der 

 Achse zu ablenkender Körper, 

 so wird derselbe bewirken, 

 dass nun vom Punkte 

 aus Strahlen ins Mikroskop 

 gelangen, derselbe erscheint 

 dann also hell auf dunklem 

 Grunde. 



Namentlich bei schwa- 

 chen Tergrösserungen kann 

 man die Dunkelfeldbeleuch- 

 tung übrigens auch ohne 

 A b b e'schen Beleuchtungs 

 apparat in der Weise erhalten, 

 dass man den Beleuchtungs- 

 spiegel so schräg stellt, 

 dass ebenfalls direct in das betreffende Objectiv kein Licht hineingelangt. 



5. Die FernJiaMung störenden Lichtes. 



§ 141. Bei verschiedenartigen Untersuchungen kann es der Beob- 

 achtung sehr hinderlich sein, wenn das auf dem Objecttisch befindliche 

 Object auch von obenher durch auffallendes Licht beleuchtet wird oder 

 wenn das Auge des Beobachters seitlich von Licht getroffen wird. Um 

 nun diesem Uebelstande abzuhelfen, haben Flögel und Engelmann 

 (III, 577) die Benutzung eines grossen Dunkelkastens anempfohlen, 

 der nur durch eine in der Yorderwand befindliche trichterförmige Oeff- 

 nung Licht empfängt und das Mikroskop nebst Zubehör, sowie den Ober- 

 körper des Beobachters ganz aufzunehmen vermag. In der That wird 

 eine derartige Torrichtung bei sehr subtilen Untersuchungen und nament- 

 lich dann, wenn es sich um den Einfluss des Lichtes auf lebende Orga- 

 nismen handelt, sehr gute Dienste zu leisten imstande sein. 



Für die meisten mikroskopischen Beobachtungen dürfte aber auch 

 ein vor dem Mikroskop aufgestellter Schirm, der nur für den Spiegel 



