99 



des Mikroskops eine entsprechende Oeffnung besitzt, zur Fernhaltung 

 störenden Lichtes völlig ausreichen. Bei vielen Untersuchungen ist gewiss 

 auch der von Schiefferdecker (I, 180) vorgeschlagene Mikroskopier- 



schirm (cf. Fig. 74) mit Vortheil zu verwenden. Derselbe besteht, wie 

 wohl aus der Figur hinreichend ersichtlich ist, im wesentlichen aus einem 

 Gestell aus dünnem federnden Draht, das mit schwarzem Shirtin g über- 

 zogen ist. 



6. Die Einstellung des Belcueldangsapparatcs und die Wahl des 

 Oeffnungswinkels. 



§ 142. Bei der Einstellung des Beleuchtungsapparates hat man 

 vor allem dafür zu sorgen, dass der gesammte Oeffnungswinkel desselben 

 von möglichst gleichmässig hellem Lichte erfüllt ist. Davon, ob dies der 

 Fall ist, kann man sich nun leicht überzeugen, wenn man nach Ent- 

 fernung des Oculars von oben in den Tubus hineinsieht. Man beobachtet 

 dann in geringer Entfernung vom Objectiv ein deutliches Bild der Licht- 

 quelle und kann z. B., falls man mit natürlichem Licht arbeitet, leicht 

 feststellen, wenn ein grösserer Theil des Gesichtsfeldes von einem Fenster- 



