100 



kreuze, einer dunklen Wolke oder dergl. eingenommen wird. Da man 

 somit in dieser Weise deutlich sieht, worauf man den Beleuchtungs- 

 apparat eingestellt hat, so ist es relativ leicht, die günstigste Spiegel- 

 stellung zu finden, und man kommt in dieser Weise jedenfalls schneller 

 und sicherer zum Ziele, als wenn man, ohne das Ocular zu entfernen, 

 durch einfaches Herumprobieren die richtigste Spiegelstellung aufsuchen 

 wollte. 



Auf die Frage, welcher Oeffnungswinkel des Beleuchtungskegels 

 für die verschiedenen Objecte der günstigste ist, lässt sich eine für alle 

 Fälle giltige Antwort nicht gehen. Im allgemeinen wird man auch jeden- 

 falls gut thun, wichtigere Präparate bei verschiedener Beleuch- 

 tung zu betrachten, was ja namentlich, wenn man über eine Irisblen- 

 dung verfügt, in äusserst kurzer Zeit geschehen kann. 



Als Kegel ist ferner festzuhalten, dass man Präparate, bei denen 

 es auf die Beobachtung von Farben ankommt, im allgemeinen 

 am besten mit möglichst grossem Oeffnungswinkel beobachtet, 

 vorausgesetzt natürlich, dass das zur Verfügung stehende Objectiv auch 

 bei einem derartig grossen Oeffnungswinkel noch eine exacte Abbildung 

 bewirkt. Die vortheilhafte Wirkung des grossen Oeffnungswinkels beruht 

 in diesem Falle darauf, dass die auf Lichtbrechungsdifferenzen beru- 

 henden scharfen Contouren mit der Zunahme des Oeffnungswinkels immer 

 mehr verschwinden, so dass dann die Farben immer deutlicher hervortreten. 



Aus dem gleichen Grunde wird man auch ungefärbte, resp. farb- 

 lose Präparate, bei denen es gerade darauf ankommt, die 

 durch Brechungsunterschiede bewirkten Umgrenzungslinien 

 der verschiedenen Körper oder feinere Structuren, wie Schich- 

 tung und Streifung, deutlich zu sehen, in den meisten Fällen 

 gerade umgekehrt mit relativ kleinen Oeffnungs winkeln be- 

 obachten. Uebrigens wird man auch hier zweckmässig nicht unter ein 

 gewisses Maass herabgehen. In § 82 wurde ja auch bereits nachgewiesen, 

 dass viele feinen Structuren, die man bei centraler Beleuchtung mit 

 einem Strahlenkegel von geringer Ausdehnung nicht aufzulösen vermag, 

 bei grossem Oeffnungswinkel des Beleuchtungsapparates deutlich wahr- 

 genommen w T erden können. 



d) Das Stativ. 



§ 143. Während namentlich von englischen Fabrikanten dem Stativ 

 des Mikroskops, die verschiedenartigsten Formen gegeben wurden, hat 

 sich bei den deutschen Firmen immer mehr eine im wesentlichen gleich- 

 artige Construction desselben Bahn gebrochen, die auch wohl am besten 

 allen an dasselbe zu stellenden Anforderungen genügen dürfte. Auch die 



