101 



Ausführung des mechanischen Theiles des Mikroskops ist bei den besseren 

 Firmen zur Zeit eine so exacte, dass in dieser Beziehung wohl selten 

 ein Grund zu Klagen vorhanden sein dürfte. So scheint es mir denn 

 auch überflüssig, die einzelnen Theile des Statives und die diesbezüg- 

 lichen mehr oder weniger unwichtigen Differenzen eingehend zu besprechen. 

 Vielmehr will ich mich hier auf die kurze Behandlung einiger speciell 

 für die mikroskopische Praxis wichtiger Punkte beschränken. 



1. Die Einstellung svorrichtung. 



§ 144. Die grobe Einstellung geschieht bei den kleineren Sta- 

 tiven (cf. Fig. 44) gewöhnlich einfach durch Verschiebung des in einer 

 federnden Hülse steckenden Tubus, während dieselbe bei den grösseren 

 Stativen (cf. Fig. 46, T) in der Begel durch Zahn und Trieb bewirkt 

 wird, was ja auch in der That bedeutend bequemer und sicherer ist. 

 Uebrigens ist zu beachten, dass man bei denjenigen Stativen, bei denen 

 die grobe Einstellung des Tubus durch Verschiebung desselben in seiner 

 Hülse bewirkt wird, den Tubus nicht einfach vertical auf- oder abwärts 

 bewegen darf; vielmehr erreicht man dadurch eine viel allmählichere 

 Verticalbewegung, dass man den Tubus unter schraubenartiger Drehung 

 auf- oder abwärts bewegt. 



Die feinere Einstellung wird wohl zur Zeit nur noch in Aus- 

 nahmefällen und bei sehr kleinen Instrumenten durch eine unter dem 

 Objecttisch befindliche Schraube bewirkt, die ein directes Heben und 

 Senken des zu beobachtenden Objectes gestattet. Bei den zu wissen- 

 schaftlichen Untersuchungen bestimmten Instrumenten wird die feinere 

 Einstellung dagegen wohl ausnahmslos durch ein entsprechendes Heben 

 oder Senken des Mikroskoptubus erreicht: dasselbe wird durch eine feine 

 Mikrometerschraube bewirkt, die sich im allgemeinen in der Säule 

 (S, Fig. 44) des Mikroskops befindet. Die Mikroskope der verschiedenen 

 Werkstätten zeigen übrigens in dieser Beziehung, wie hier nicht näher 

 auseinandergesetzt werden kann, sehr weitgehende Verschiedenheiten. 



§ 145. Um nun bei der Einstellung des Mikroskops ein Aufstossen 

 des Objectives auf das Präparat zu vermeiden, das natürlich leicht eine 

 Zertrümmerung des zu beobachtenden Objectes und auch eine Verletzung 

 des Objectives bewirken könnte, wird von verschiedenen Autoren empfohlen 

 den Tubus zunächst bis dicht auf das betreffende Präparat hinabzusenken 

 — jedenfalls tiefer, als es das betreffende Objectiv erfordert, — und 

 dann erst, während man in den Tubus hineinsieht, denselben mit der 

 groben Einstellung und der Mikrometerschraube richtig einzustellen. Da 

 hierzu dann nur ein Heben des Tubus erforderlich ist, so ist natürlich 

 ein Aufstossen auf das Präparat ausgeschlossen, das dagegen leicht ein- 



