103 



offenbar diese Strecke, die man ja leicht ausmessen kann, zu der am 

 Tubus abgelesenen Tubuslänge hinzuaddieren. 



§ 149. Erwähnen will ich schliesslich noch, dass man als op- 

 tische oder reducierte Tubuslänge vielfach die Entfernung zwischen 

 den dem Inneren des Tubus zugekehrten Brennpunkten des Ocjectives 

 und des Oculars (die Strecke Fb — Fr, Fig. 45) bezeichnet hat. Diese 

 Grösse spielt namentlich bei der Berechnung der Vergrösserung des 

 Mikroskops eine Bolle. 



3. Der drehbare Objecttisch. 



§ 150. Da es bei vielen Untersuchungen wünschenswert ist, das 

 mikroskopische Object, ohne es aus den Augen zu verlieren, unter dem 

 Mikroskop um eine verticale Achse drehen zu können, findet sich an 

 vielen Mikroskopen ein sogenannter drehbarer Objecttisch; ein solcher 

 ist z. B. auch an dem in Fig. 107 abgebildeten Mikroskop sichtbar. 

 Da nun aber die einzelnen Theile des mikroskopischen Apparates nur 

 selten für alle Objective gleich vollkommen centriert sind, so ist nament- 

 lich bei stärkeren Objectiven eine Centrierung des drehbaren Objecttisches 

 nothwendig. Diese geschah nun früher gewöhnlich durch zwei am Object- 

 tisch befindliche Schrauben ; neuerdings wird die Centrierung aber auch 

 vielfach am Objectiv ausgeführt, so z. B. bei dem in Fig. 107 

 dargestellten Mikroskop, bei dem dieselbe durch die beiden bei c c sicht- 

 baren Schrauben bewirkt wird. 



§ 151. Um diese Centrierung ganz überflüssig zu machen, war 

 übrigens früher mehrfach — so namentlich auch an den meisten grösseren 

 Zeiss'schen Stativen — der ganze obere Theil des Mikroskops, also 

 Objecttisch incl. Tubus, um eine verticale Achse, die mit der Achse des 

 Tubus zusammenfiel, drehbar. Es kann bei dieser Art der Construction 

 natürlich das Object während der Drehung nicht aus dem Gesichtsfelde 

 verschwinden. Uebrigens ist dieselbe doch einer viel weniger allgemeinen 

 Anwendung fähig und vermag namentlich bei Untersuchungen im polari- 

 sierten Lichte den drehbaren Objecttisch nicht zu ersetzen. 



4. Der beivegliche Objecttisch (Finder). 



§ 152. Während man sich erfahrungs gemäss sehr leicht daran ge~ 

 wohnt, die Verschiebungen des mikroskopischen Präparats, die ja im 

 mikroskopischen Bilde infolge der Bildumkehrung stets nach entgegen- 

 gesetzter Kichtung stattzufinden scheinen, in der richtigen Weise auszu- 

 führen, und es auch bei einiger Uebung nicht schwer fällt eine genauer 

 zu prüfende Stelle in die Mitte des Gesichtsfeldes zu bringen, kann es 

 doch vielfach — so z. B. beim Durchsuchen von Bacterienpräparaten, 



