io; 



den beiden bei f und f befindlichen Scalen ist schliesslich die Grösse 

 der jedesmaligen Verschiebung direct zu ersehen. 



Diese Scalen befähigen nun übrigens den beweglichen Object- 

 tisch gleichzeitig noch zu einer anderen Anwendung. Namentlich bei 

 Präparaten von direct nicht sichtbaren Objecten, z. B. Bacterien, ist es 

 nämlich vielfach von Wert, eine ganz bestimmte Stelle des Präparats i 

 die vielleicht gerade irgendeine Besonderheit zeigt, schnell und sicher 

 wiederzufinden. Hat man nun zu diesem Zwecke nach Einstellung einer 

 derartigen Stelle des Präparates den Stand der beiden Scalen (f und f) 

 notiert, so ist es offenbar leicht möglich, das Präparat jederzeit wieder 

 in die alte Lage zurückzubringen. Es ist hierbei nur noch nöthig, dass 



Fig. 76. 



auch die beiden Arme a und a' wieder die gleiche Lage haben wie zu- 

 vor. Es befindet sich zu diesem Zwecke an dem Arme a bei f" eine 

 dritte Scala, deren Einstellung ebenfalls zu notieren ist. Dieser seiner 

 zweiten Function entsprechend wird der bewegliche Objecttisch auch wohl 

 als „Finder" bezeichnet. 



§ 154. In neuerer Zeit wurde nun übrigens der bewegliche Object- 

 tisch auch vielfach so construiert, dass er auf dem drehbaren Object- 

 tische angebracht werden kann. Einen solchen ebenfalls von C. Reichert 

 herrührenden Apparat, der übrigens nur an den grössten Stativen zu ver- 

 wenden ist, stellt Fig. 76 dar. Bei demselben wird das Präparat durch 

 den mit der Schraube f auf dem Objectisch befestigten Objecthalter e 



