106 



festgehalten. Die Bewegung desselben geschieht, wie wohl aus der Figur 

 unmittelbar ersichtlich ist, mit Hilfe der Schraubenköpfe c und d. Um 

 gleichzeitig als „Finder" functionieren zu können, ist der Apparat schliess- 

 lich bei a und b mit Längstheilung und Nonius versehen. 



5. Stative zu besonderen Zwecken. . 



§ 155. Zu nennen sind an dieser Stelle in erster Linie diejenigen 

 Arten von Stativen, die zur Demonstration der mikroskopischen Präparate 

 dienen. Es gehören hierher zunächst die sogenannten Projections- oder 

 Bildmikroskope, durch die, wie bei der Mikrophotographie (s. u.), ein 

 reelles Bild von den mikroskopischen Objecten entworfen wird. Die eigent- 

 lichen Demonstrations- oder Handmikroskope, die namentlich zum 

 Herumgeben in Hörsälen etc. bestimmt sind, sind ferner dadurch ausge- 

 zeichnet, dass sie bei der Beobachtung einfach gegen das Licht gehalten 

 werden und meist auch mit einer einfacheren Ein Stellvorrichtung ver- 

 sehen sind. Schliesslich wurden auch sogenannte multoculare Mikro- 

 skope construiert, die mehreren Beobachtern gleichzeitig die Beobach- 

 tung ein und desselben mikroskopischen Präparates gestatten. Da übri- 

 gens alle diese Apparate bei den in diesem Buche in erster Linie berück- 

 sichtigten wissenschaftlichen Unter- 

 suchungen nicht in Betracht kommen 

 und überdies in ihrer Anwendungs- 

 weise leicht zu verstehen sind, so ver- 

 zichte ich darauf, auf dieselben hier 

 näher einzugehen. 



§ 156. Dahingegen scheint mir 

 eine etwas ausführlichere Bespre- 

 chung der mit horizontalem oder 



um eine horizontale Achse 

 drehbarem Tubus versehenen Mi- 

 kroskope geboten. Am meisten empfeh- 

 lenswert scheint mir von den der- 

 artigen Apparaten das von Alb recht 

 in Tübingen augefertigte Instrument 

 (cf. Fig. 77). Dasselbe ist wie das 

 zuerst von Sachs (cf. Vines I, 134) 

 benutzte ähnliche Horizontalmikro- 

 skop in erster Linie zur Messung von in 

 die Lothlinse fallenden Dimensionen^ 

 namentlich zu Wachsthumsmessungen, bestimmt. In diesem Falle wird 

 zunächst mit Hilfe der drei am Fusse des Instrumentes befindlichen 



Fi?. 77. 



