107 



Schrauben (s) der Tubus horizontal eingestellt, wobei die über demselben 

 befindliche Libelle (L) zur Controle dient. Eine gröbere verticale Ver- 

 schiebung wird sodann dadurch erreicht, dass die den Tubus tragende 

 Säule (S) in der mit dem schweren Fuss in Verbindung stehenden 

 Hülse (H) verschiebbar ist; um die Säule sodann nach der groben 

 Einstellung in der richtigen Lage festzuhalten wird die Schraube (v) an- 

 gezogen. Die feinere verticale Verschiebung wird durch die Mikro- 

 meterschraube M bewirkt und zwar kann die Grösse der betreffenden 

 Verschiebungen mit Hilfe des Zeigers (Z) auf der auf der Platte (P) be- 

 findlichen Scala abgelesen werden. Die Verschiebung in der Richtung 

 des Mikroskoptubus geschieht durch die Schraube b, während schliess- 

 lich eine seitliche Verschiebung durch die allerdings nur an den neueren 

 Apparaten befindliche Schraube c bewirkt wird. 



Bezüglich des optischen Theiles dieses Instrumentes sei gleich noch 

 an dieser Stelle erwähnt, dass derselbe von Seibert in Wetzlar ange- 

 fertigt wird. Derselbe besteht aus einem mit verschiebbarer Augenlinse 

 versehenen Messocular (M) und einem aus 3 Linsen bestehenden Objec- 

 tive (0), das bei dem mir zur Verfügung gestellten Exemplare eine Ver- 

 grösserung von 96 ergab, während durch Abschrauben der vordersten 

 Linse eine solche von 56 und nach Abschrauben der beiden vordersten 

 Linsen eine Vergrösserung von 25 erreicht wurde. Der Abstand der Vor- 

 derfläche des Objectivs von dem zu beobachtenden Objecte betrag in 

 dem letzteren Falle 55 mm. 



Es sei noch erwähnt, dass die älteren Apparate von Alb recht 

 auch eine Drehung um eine horizontale Achse gestatteten, und es wird 

 eine entsprechende Vorrichtung auf besonderen Wunsch auch an den 

 neueren Apparaten angebracht. Bietet nun diese Drehung auch speciell 

 für die mikrometrischen Messungen keine Vortheile, so dürfte sie doch 

 in anderer Beziehung von Nutzen sein können. So kann man z. B. ein 

 derartiges Instrument auch sehr gut dazu benutzen, um grössere Objecte 

 z. B. Blüten von Topfpflanzen, die man aus diesen nicht entfernen will, 

 fortgesetzt bei mittelstarken Vergrösserungen zu beobachten. 



§ 157. Eine ähnliche Construction besitzt ferner auch das nach 

 den Angaben von F. E. Schulze ausgeführte Aquarium-Mikroskop 

 von Klönne und Müller, dessen horizontaler Tubus, ebenfalls sowohl 

 in verticaler Richtung, als auch nach rechts und links und hinten und 

 vorn durch Zahn und Trieb bewegt werden kann. Es ist so möglich, das 

 Mikroskop auf jeden beliebigen Punkt des auf einem besonderen Stativ 

 ruhenden Aquariums genau einzustellen. Bezüglich der specielleren Con- 

 struction dieses Instrumentes sei auf die Beschreibung von Schieffer- 

 decker (II, 318) verwiesen. 



