6. Die Wald des Stativs beim Ankauf. 



§ 158. Bei Ankauf eines Mikroskopes wird für die Wahl des 

 Statives natürlich in erster Linie die Kostenfrage maassgebend sein 

 müssen. Immerhin sollte aber doch ein jeder, der sich mit wissenschaft- 

 lichen mikroskopischen Untersuchungen beschäftigen will, vor allem 

 darauf sehen, wenn irgend möglich, ein Stativ zu erwerben, das entweder 

 bereits mit einem Abbe'schen Beleuchtungsapparate versehen ist, 

 oder wenigstens so gross ist, dass derselbe noch nachträglich angebracht 

 werden kann. Anzuempfehlen ist ferner auch die verhältnismässig wenig 

 Kosten verursachende grobe Einstellung mit Zahn und Trieb. 

 Wenn man auch in die Lage kommen kann, Untersuchungen im polari- 

 sierten Licht auszuführen, ist ferner die Anschaffung eines Statives mit 

 drehbarem Objecttisch dringend anzurathen. Stehen grössere Geld- 

 mittel zur Verfügung, so ist namentlich für Bacteriologen auch die An- 

 schaffung eines beweglichen Objecttisches zu empfehlen. Die Vor- 

 richtung zum Umlegen des Mikroskopes kommt dagegen eigent- 

 lich wohl nur dann ernstlich in Betracht, wenn man grössere Appa- 

 rate, wie z. B. den Engelmann'schen Mikrospectralapparat oder dergl., 

 am Mikroskop anbringen will oder bei der Mikrophotographie. Da aber 

 auch sehr brauchbare mikrophotographische Apparate mit vertical stehender 

 Camera construiert sind, ist die Anschaffung eines umlegbaren Statives 

 nicht einmal für die Mikrophotographie unbedingt nothwendig. 



3. Das Instandhalten und Reinigen des Mikroskops. 



§ 159. Für einen jeden, der häufig mit dem Mikroskop zu arbeiten 

 hat, würde es natürlich äusserst zeitraubend sein, wenn er dasselbe nach 

 jedesmaligem Gebrauch wieder in seinen Kasten zurückbringen wollte, 

 wozu unter Umständen sogar noch das Abschrauben verschiedener Hilfs- 

 apparate erforderlich sein würde. Um nun aber dennoch das Mikroskop 

 möglichst vor dem Verstäuben zu schützen, thut man jedenfalls gut, 

 dasselbe nach der Benutzung mit einer Glasglocke zu bedecken. Der 

 Anfänger ist namentlich auch davor zu warnen, das Mikroskop nach Ent- 

 fernung des Oculars und unter Belassung des Objectivs längere Zeit 

 stehen zu lassen, weil sich dann der in den Tubus hineinfallende Staub 

 an der relativ schwer zu reinigenden Hinterfläche des Objectivs an- 

 sammeln würde. Es empfiehlt sich sogar, das Ocular auch nach Ent- 

 fernung des Objectivs am Mikroskop zu belassen; es wird so nämlich 

 verhütet, dass sich Staub an den Wänden des Tubus festsetzt, der bei 

 dem späteren Gebrauch sehr leicht auf die Hinterfläche des Objectivs 

 hinabfallen könnte. 



