109 



Trotz aller Vorsichtsmaassregeln wird nun aber ein Verstäuben des 

 Mikroskops nicht ganz zu verhindern sein und man wird deshalb auch 

 häufig genöthigt sein, die einzelnen Theile desselben zu reinigen. Man 

 benutzt hierzu zweckmässig einen reinen weichen Pinsel und feine mehr- 

 fach gewaschene Leinwand. 



§ 160. Speciell bei dem Ocular ist natürlich die obere dem 

 Auge des Beobachters zugekehrte Fläche der Augenlinse dem Bestäuben 

 ausgesetzt. Auf dieser ist nun aber auch jede Verunreinigung sofort be- 

 merkbar und ohne Mühe zu entfernen. Durch Fett oder dergl. bewirkte 

 Verunreinigungen sind eventuell mit einem mit Benzin befeuchteten Lein- 

 wandlappen zu beseitigen. 



Trübungen des Gesichtsfeldes, die von anderen Linsenflächen des 

 Oculars bewirkt werden, sind ferner leicht daran zu erkennen, dass sie 

 sich bei alleinigem Drehen des Oculars entsprechend verschieben. Befinden 

 sich dieselben auf den Innenflächen der Ocularlinsen, so kann man die- 

 selben ohne Bedenken abschrauben und dann mit Pinsel oder Leinwand- 

 lappen reinigen. 



§ 161. Bei dem Objeetiv ist namentlich die dem zu beobach- 

 tenden Objecte zugekehrte Linsenfläche der Gefahr der Verunreinigung 

 ausgesetzt. Bei den Systemen mit geringem Focalabstand hat man sich 

 speciell davor zu hüten, dieselben mit der Beobachtungsfiüssigkeit in 

 Berühung zu bringen, und es ist in dieser Hinsicht ganz besondere Vor- 

 sicht geboten, wenn man mit Keagentien operiert, die die Linsen oder 

 die Fassung derselben angreifen könnten; der Anfänger ist deshalb auch 

 vor der Benutzung allzu kleiner Deckgläschen zu warnen. Hat nun aber 

 trotz aller Vorsicht eine Benetzung der Vorderfläche des Objectivs mit 

 der Beobachtungsflüssigkeit stattgefunden, so macht sich dies im allge- 

 meinen sofort durch Trübung des mikroskopischen Bildes bemerklich, 

 und es ist dem Anfänger anzurathen, sich, sobald er keine klaren mikro- 

 skopischen Bilder erhält, davon zu überzeugen, ob auch die Vorder- 

 fläche seines Objectives nicht verunreinigt ist. Ferner wird er bei 

 jedem Wechsel des Objectives danach zu sehen haben, ob nicht etwa 

 während des Gebrauches eine Verunreinigung der Vorderfläche des Ob- 

 jectivs stattgefunden hat, und dieselbe eventuell sofort zu entfernen 

 haben. Kleine Verunreinigungen geben sich am besten zu erkennen, 

 wenn man das Objeetiv mit der Vorderfläche nach oben in eine solche 

 Lage zum Auge bringt, dass sich auf dieser der Himmel oder eine 

 sonstige helle Fläche abspiegelt. 



Ausserdem ist nun allerdings auch die Hinterfläche des Objectivs 

 nicht gänzlich vor Verstäubung zu schützen, und es ist somit ein ent- 

 schiedener Uebelstand, dass diese Fläche bei vielen Systemen nur sehr schwer 



