110 



zugänglich ist. Man benutzt in solchen Fällen zur Beinigung zweckmässig 

 ein entsprechend zugespitztes Hollundermarkstückehen, dem man nach 

 jedesmaliger Benutzung eine neue Schnittfläche gibt oder auch Holz- 

 stäbchen — etwa Streichhölzer — an deren einem Ende man ein kleines 

 Köpfchen von feiner Leinwand befestigt hat. 



Zeigen sich schliesslich Trübungen an einer der Innenflächen des 

 Objectivsystems, die namentlich durch Lösung oder Verletzung der zur 

 Verbindung der verschiedenen Linsen dienenden Canadabalsamschicht 

 bewirkt werden können, so thut man jedenfalls gut, das betreffende System 

 dem Lieferanten derselben zur Reparatur zuzusenden. Auf alle Fälle ist 

 vor einem Auseinanderschraub 311 der stärkeren Systeme zu warnen. 



§ 1 62. Nach der Benutzung der Immersionssysteme ist 

 natürlich die angewandte Immersionsflüssigkeit möglichst bald wieder 

 zu entfernen. Bei den Wasserimmersionen kann dies mit einem 

 feinen Leinenlappen geschehen. Das bei den Systemen für homogene 

 Immersion benutzte Oel wird dagegen zweckmässig zunächst mit Hilfe 

 eines mit Benzin befeuchteten Pinsels abgewischt. Einen solchen Pinsel 

 kann man, beiläufig bemerkt, auch dazu benutzen, um das Immersionsöl 

 von den Deckgläsern zu entfernen. Bei Canadabalsampräparaten wartet 

 man hiermit zweckmässig so lange, bis der Balsam etwas erstarrt 

 ist. Auf dem Deckglas eingedicktes Oel kann leicht mit Xylol ent- 

 fernt werden. 



§ 163. Von den Metalltheilen des Mikroskops sind namentlich 

 der Tubus und die Einstellungsvorrichtungen der Gefahr der Verun- 

 reinigung und Abnutzung ausgesetzt. Sind dieselben nicht in der erfor- 

 derlichen Weise leicht beweglich, so sind sie eventuell unter Benutzung 

 von Benzin sorgfältig zu reinigen und ganz leicht einzufetten. Zu letzterem 

 ist nach Giltay (I, 9) eine Mischung von reinem Schweinefett, Wachs 

 und etwas säurefreiem Olivenöl am meisten geeignet. Da jedoch das 

 letztere schwer zu beschaffen ist, empfiehlt Giltay allgemein reines 

 Schweinefett als das geeignetste Einfettungsmittel. Dasselbe wird zweck- 

 mässig mit einem reinen Leinwandlappen aufgetragen, die Fettschicht 

 dann aber wieder bis zu fast unsichtbarer Dicke abgerieben. 



Namentlich bei grösseren und complicierteren Instrumenten ist die 

 Beinigung der M i k r m e t e r s c h r a u b e mit besonderen Schwierigkeiten 

 verknüpft. Man wird deshalb gut thun, wenn sich in der Functionierung 

 derselben irgend welche Mängel zeigen, das betreffende Instrument von 

 einem Mechaniker untersuchen zu lassen. Es empfiehlt sich auch, derartige 

 Mikroskope von Zeit zu Zeit dem Lieferanten derselben zur Beinigung 

 zuzusenden. Von der optischen Werkstätte von C. Z e i s s wird diese 

 Arbeit gratis ausgeführt. 



