113 



der Gesammtvergrösserung nicht näher eingehen. Von grösserem 

 praktischen Interesse ist hier jedenfalls die directe empirische Bestim- 

 mung der Vergrösserung, die wir nun etwas specieller ins Auge fassen 

 wollen. 



§ 167. Zur Ermittlung der Vergrösserung der Combination von 

 einem bestimmten Objectiv und Ocular verfährt man zweckmässig in der 

 Weise, dass man das Bild eines Objectivmikrometers mit Hilfe eines der 

 §§ 195 — 199 besprochenen Zeichenapparate auf eine um 250 mm vom 

 Auge entfernte Zeichenebene aufzeichnet und die Abstände der Theil- 

 striche auf dieser Zeichnung mit dem Zirkel oder Maasstabe ermittelt. 

 Das Verhältnis zwischen den so gefundenen Dimensionen und denen des Ob- 

 jectmikrometers gibt dann offenbar direct die Vergrösserung an. Fände 

 man also z. B., dass der Abstand von zwei Theilstrichen des in 0-1 mm 

 eingeth eilten Objectmikrometers in der in dieser Weise angefertigten 

 Zeichnung im Mittel 14 - 5 mm betrüge, so würde sich offenbar eine 

 Vergrösserung von 145 ergeben. 



§ 168. Man wird nun bei derartigen Bestimmungen, wenn es sich 

 um sehr schwache Vergrösserungen handelt, einfach einen gewöhnlichen 

 Maasstab verwenden können ; sonst benutzt man je nach der Stärke der 

 Vergrösserung einen in O'l oder 0*01 mm eingeteilten Objectivmikro- 

 meter. Wenn die auf diesem befindlichen Striche bei starker Vergrösse- 

 rung relativ dick werden, so muss man die Mitte der Striche oder besser 

 den gleichen Band derselben (etwa immer den linken) durch einen 

 feinen Bleifederstrich darstellen. Natürlich wird man auch gut thun, stets 

 mehrere Striche zu zeichnen und aus dem gefundenen Werten das 

 Mittel zu nehmen. Würde es sich um sehr genaue Bestimmungen 

 handeln, die ja aber wohl im allgemeinen nicht erforderlich sein werden, 

 so würde man natürlich auch die Richtigkeit des benutzten Objectiv- 

 mikrometers controlieren müssen. 



Die Entfernung der Zeichenebene hat man streng genommen von 

 dem Augenpunkte des Mikroskops (cf. § 87) aus zu messen. Bei den 

 Zeichenapparaten mit doppelter Reflexion ist natürlich auch die horizon- 

 tale Entfernung der beiden reflectierenden Flächen mit in Rechnung zu 

 bringen. Sonst könnten namentlich bei den Abbe'schen Apparaten neuerer 

 Construction sehr beträchtliche Fehler entstehen. 



§ 169. Zu beachten ist ferner noch, dass die Stärke der Ver- 

 grösserung natürlich je nach der Tubuslänge verschieden gross ist. 

 Gewöhnlich wird nun aber die Vergrösserung in Deutschland bei der 

 Normaltubuslänge von 160 mm gemessen, und es beziehen sich auch auf 

 diese Tubuslänge die in den meisten Katalogen angegebenen Vergrösse- 

 rungen. 



Zimmermann, Mikroskop. 8 



