114 



§ 170. Schliesslich sei noch hervorgehoben, class man bei genauen 

 Messungen rinden wird, dass bei den meisten Objectiven die Stärke der 

 Vergrösserung keineswegs in allen Theilen des Gesichtsfeldes die gleiche 

 ist. Bei genaueren Messungen pflegt man denn auch gewöhnlich nur den 

 mittleren Theil des Gesichtsfeldes zu benutzen. 



Auf die für die Praxis wichtigeren Methoden, mit Hilfe derer die 

 Vergrösserung mikroskopischer Zeichnungen bestimmt wird, 

 werden wir später noch näher eingehen. 



'fo) Die Bestimmung der Brennpunkte und Brennweiten. 



§ 171. Von den zahlreichen zur Bestimmung der Brennpunkte und 

 Brennweiten angewandten Methoden soll im folgenden nur eine ausführ- 

 licher besprochen werden, die, wenn sie auch nicht gerade für alle Fälle 

 eine sehr grosse Genauigkeit besitzt, doch einer sehr allgemeinen An- 

 wendung fähig ist und sich überdies an unsere obigen Constructionen 

 unmittelbar anschliesst. Nothwendig ist für diese Methode nur, dass 

 man über ein Mikroskop mit ausziehbarem Tubus verfügt, an dessen 

 unteren Band sich, wie dies z. B. bei den Zeiss'schen Mikroskopen der 

 Fall ist, ein zweites Objectiv anschrauben lässt. 



§ 172. Handelt es sich zunächst darum, die Lage der Brenn- 

 punkte eines Objectivs zu bestimmen, so brauchen wir uns nur daran 

 zu erinnern, dass ja die von einem unendlich oder sehr entfernten Punkte 

 kommenden Stiahlen in der Brennebene vereinigt werden und dass in 

 dieser die Abbildung eines unendlich fernliegenden Objectes stattfindet. 

 Für Mikroskopobjective, deren Brennweite im allgemeinen nur wenige 

 Millimeter beträgt, kann aber bereits eine Entfernung von 1 m als sehr grosse 

 Entfernung gelten, und man kann sich auch in der That durch Betrachtung 

 des von einem nicht allzu schwachen Objectiv gelieferten reellen Bildes 

 leicht davon überzeugen, dass alle weiter als einen Meter entfernten 

 Objecte in einer Ebene abgebildet werden. Natürlich darf man aber bei 

 derartigen Beobachtungen nur den Planspiegel benutzen, da ja durch 

 den Hohlspiegel oder gar durch den Abbe'schen Beleuchtungsapparat 

 von fernliegenden Gegenständen dem Objectiv zum Theil sehr nahe lie- 

 gende Bilder erzeugt werden. 



§ 173. Zur Bestimmung der Lage des oberen Brennpunktes eines 

 Objectivsystemes schraubt man nun zunächst ein schwach vergrösserndes 

 Objectivsystem an den inneren ausziehbaren Tubus, setzt ein Ocular auf 

 und stellt nun das so gebildete Mikroskop auf den unteren Band des 

 äusseren Tubus, der bei den folgenden Messungen als Nullpunkt dient, 

 ein. Es kann dies z. B. in der Weise geschehen, class man an den Band 

 des Tubus einen mit einer Staubschicht oder dergl. versehenen Object- 



