115 



träger heranhält. Diese Einstellung wird sodann entweder an dem inneren 

 Tubus markiert oder, wenn derselbe, wie dies ja neuerdings meistens 

 der Fall ist, eine direct die Tubuslänge angebende Scala*) besitzt, die 

 betreffende Einstellung notiert. Sodann schraubt man an den äusseren 

 Tubus das zu untersuchende Objectiv und bewegt nun den inneren Tubus 

 so lange nach oben oder unten, bis man mit Hilfe desselben das Bild 

 fernstehender Gegenstände erblickt. Offenbar ist dann das innere Mikro- 

 skop auf die Brennebene des zu prüfenden Objectivs eingestellt und die 

 Grösse und Richtung der zu dieser Einstellung nöthigen Verschiebung 

 des inneren Tubus, die an der Scala desselben direct abgelesen 

 werden kann, gibt unmittelbar an, um wie viel die gesuchte Brennebene 

 sich unterhalb oder oberhalb des unteren Eandes des äusseren Tubus 

 befindet. Ebenso wie von diesem Tubusrande können wir nun übrigens 

 die Brennweite natürlich auch von dem sich jenem anlegenden Kande 

 des Objectivs aus messen, wobei nur von dem bei vielen Objectiven über 

 jenen Eand hinausragenden GeAvindetheile abzusehen ist. 



Als Beispiel für die Anwendung obiger Methode will ich kurz die 

 Brennpunktsbestimmung eines Zeiss'schen Systemes B beschreiben. Bei 

 derselben wurde zunächst ein System a an den inneren Tubus ange- 

 schraubt; unter Anwendung des Oculars 2 fand ich dann, dass dasselbe 

 "bei einer Tubuslänge von 183 mm auf einen unmittelbar unter den 

 äusseren Tubusrand gehaltenen bestäubten oder angehauchten Object- 

 träger eingestellt war. Nun wurde das System B an den äusseren Tubus 

 geschraubt und der innere Tubus so lange verschoben, bis das mehrere 

 Meter entfernte Bild des Fensterkreuzes deutlich sichtbar war. Ich fand 

 nun, dass dies bei einer Tubuslänge von 156 mm der Fall war. Da ich 

 also den inneren Tubus um 183 — 156 = 27 mm senken musste, um 

 dieses Bild zu erhalten, so wird offenbar die Brennebene des betreffenden 

 Systemes 27 mm unter dem unteren Tubusrande liegen. 



§ 174. In ähnlicher Weise lässt sich nun natürlich auch die für 

 die Grösse des freien Objectabstandes ausschlaggebende Lage der 

 vorderen Brennebene des Objectivs bestimmen. Man kann hier 

 z. B. in der Weise verfahren, dass man das Objectiv mit der Tubus- 

 schraube nach unten auf den Objecttisch stellt, dann den äusseren Tubus, 

 um denselben beim Bewegen des inneren Tubus nicht mit zu bewegen, 

 ganz herabschraubt, dann an den inneren Tubus ein mittelstarkes Objectiv 

 anschraubt, ein Ocular einsetzt und nun das Mikroskop zunächst auf die 

 obere Fläche des zu prüfenden Objectivs und darauf auf das von dieser 

 entworfene Bild eines fernen Gegenstandes einstellt. Zur Einstellung auf 



*) Bei dieser Scala ist der Eevolver nicht mitgemessen; derselbe wird auch 

 bei derartigen Messungen zweckmässig entfernt. 



8* 



