119 



diesen beiden Einstellungen gibt dann offenbar die Entfernung der 

 Brennebene von dem unteren Eande des Oculars an. 



Unter Anwendung des Objectivs a und Oculars 2 fand ich so 

 z. B., dass der innere Tubus bei einer Tubuslänge von 182*5 mm auf 

 den unteren Tubusrand eingestellt war. Wurde nun das Z e i s s'sche 

 Comp.-O cular 4 auf den Objecttisch gebracht und der äussere Tubus 

 ganz auf dasselbe herabgesenkt, so musste ich, um das Bild des Fenster- 

 kreuzes zu erhalten, den inneren Tubus so weit senken, bis er auf 151*5 

 eingestellt war. Es folgt hieraus, dass die gesuchte Brennweite 182 - 5 — 

 151*5 ="31 mm von dem. unteren B.ande des Oculars entfernt ist. 



§ 180. Zur Bestimmung der Brennweite kann auch in diesem Falle 



die im § 176 entwickelte Formel f= ^-benutzt Averden. Als Object 



kann man hier zweckmässig einen auf Pauspapier gezeichneten Maasstab 

 anwenden, den man auf die in verticaler Richtung verschiebbare Cylinder- 

 blendung des Mikroskops aufklebt. Der äussere Tubus wird in diesem 

 Falle ebenfalls bis auf den Rand des Oculars herabgesenkt und das in 

 der Ebene des oberen Tubusrandes erzeugte reelle Bild auf einem mit 

 Maasstab versehenen Pauspapierstreifen aufgefangen. Durch entsprechende 

 Verschiebung der Cylinderblendung und des inneren Tubus lässt sich so 

 leicht eine scharfe Abbildung erzeugen.' 



So fand ich z. B. für das Z eis s'sche Comp.-Ocular 4, dass bei einer 

 Tubuslänge von 192 mm das Bild gegen das Object auf das fünffache 

 vergrössert war. Da nun der Brennpunkt, wie wir vorhin gefunden haben, 

 21 mm unter dem oberen Rande des Tubus liegt, so ist die Grösse 



22S 



x 2 = 192 + 31 =223 mm. Hieraus folgt: f = — - = 44*6 mm (Z ei ss 



o 



gibt 45 mm an). 



Wenn man über genügend genau gearbeitete Maasstäbe und wo 

 möglich noch über ein Rams d en'sches Mikrometer-Ocular verfügt, 

 wird man übrigens auch in dieser Beziehung genauere Werte erhalten 

 können. 



c) Die Bestimmung des Oeffnungs winkeis. 



§ 181. Der Oeffnungswinkel des Objectivs und somit auch der- 

 jenige des ganzen Mikroskops wird nach § 87 bestimmt durch die Ver- 

 bindungslinien eines Punktes der Objectebene mit den Rändern der Ein- 

 trittspupille; er würde also z. B. in dem durch Fig. 48 dargestellten 

 Falle durch den Winkel E X PE 2 gebildet. Von den verschiedenen zur 

 Bestimmnng dieses Winkels dienenden Methoden wollen wir nun an 

 dieser Stelle nur zwei besprechen. 



