121 



Systemen) gleich gut zu verwenden. Der in Fig. 81 abgebildete Aperto- 

 meter besteht nun im wesentlichen aus einer dicken halbkreisförmigen 

 Glasplatte, die an der geraden Kante unter einem Winkel von 45° abge- 



Fisr. 81. 



schrägt ist. Zur Benutzung wird diese Platte derartig auf den Object- 

 tisch gebracht, dass der in der Nähe der oberen Kante befindliche 

 Kreis, der von einer mit kleiner Oeffnung versehenen Silberschicht ge- 

 bildet wird und genau über der Mitte der schrägen Fläche des Aperto- 

 meters liegt, gerade in die Achse des Mikroskops fällt. Der Tubus wird 

 dann mit dem zu prüfenden Objectiv auf jene Fläche genau eingestellt. 

 Sieht man dann nach Entfernung des Oculars in den Tubus hinein, so 

 erblickt man infolge der Totalreflexion an der schiefen Fläche die vor 

 dem Apertometer befindlichen Gegenstände, ferner aber auch die beiden 

 an der vorderen Seite des Apertometers beweglichen undurchsichtigen 

 Zeiger, die man nun so lange verschiebt, bis die Spitzen das Gesichts- 

 feld gerade tangieren. Die Verbindungslinie dieser Spitzen mit dem 

 Mittelpunkte des Gesichtsfeldes gibt dann offenbar den Oeffnungswinkel des 

 betreffenden Objectives an. Da derselbe aber in dieser Weise in Glas 

 gemessen wird, würde der auf Luft bezogene Oeffnungswinkel natürlich 

 erst durch eine entsprechende Umrechnung (cf. § 33) zu ermitteln sein. 

 Eine derartige Umrechnung ist nun aber bereits bei der Construction 

 der Apertometerplatten ausgeführt, und es sind auf derselben überhaupt 

 nicht die den verschiedenen Stellungen der Zeiger entsprechenden Winkel 

 angegeben, vielmehr gibt die innere Scala (cf. Fig. 81) die auf Luft um- 

 gerechneten halben Oeffnungswinkel an, während die äussere Scala eine 

 directe Ablesung der numerischen Aperturen gestattet. 



Bezüglich der Anwendungsweise dieses Apparates sei noch erwähnt, 

 dass das Bild der Zeiger bei schwachen Objectiven, die auch wohl am 

 besten zur Erlernung der Methode geeignet sind, ausreichend gross ist, 



