122 



um, wenn man einfach von oben in den Tubus hineinsieht, genau beob 

 achtet werden zu können. Es ist hierbei nur nothwendig, dass das Auge 

 während der Messung genau in centraler Stellung über der Mikroskop- 

 röhre verbleibt, was man leicht dadurch erreichen kann, dass man auf 

 den Tubus eine Scheibe aus Pappe oder Blech bringt, die in der Mitte 

 ein kleines Loch besitzt. 



Bei stärkeren Objectiven wird aber das Bild der Zeiger zu klein, 

 um direct genau beobachtet werden zu können. In diesem Falle ist die 

 Bestimmung der Apertur an den Besitz eines mit ausziehbarem Tubus 

 versehenen Mikroskopes gebunden, und zwar verfährt man dann in der 

 Weise, dass man, nachdem man das zu prüfende Objectiv in der im 

 Obigen beschriebenen Weise eingestellt hat, am unteren Ende des aus- 

 ziehbaren Tubus ein schwaches Objectiv — am besten das dem Aperto- 

 meter beigegebene Objectivsystem von sehr grosser Brennweite — an- 

 schraubt, ein cular einsetzt und mit dem in dieser Weise über dem 

 zu prüfenden Objectiv gebildeten Mikroskop, dem „ Hilfsmikroskop ", das 

 von dem zu prüfenden Objective entworfene Bild der Zeiger betrachtet. 



Handelt es sich um die Bestimmung der Apertur von Immer- 

 sionssystemen, so muss man natürlich zwischen die Apertometerplatte 

 und das zu prüfende Objectiv die betreffende Immersionsflüssigkeit ein- 

 schalten. 



d) Das Zeichnungs- oder DeflnitionsTermögen des Mikroskops. 



§ 184. Das sogenannte Zeichnnngs- oder Definitionsvermögen eines 

 optischen Instrumentes ist abhängig von der Vollkommenheit der geome- 

 trischen Strahlenvereinigung der von den einzelnen Punkten des Objectes 

 ausgehenden Lichtkegel. Es wird also beeinträchtigt durch die im 

 § 44 — 53 besprochenen Abbildungsfehler und zwar ist beim Mikroskop 

 in dieser Beziehung fast ausschliesslich die Construction des Objectivs 

 von Bedeutung, und man hat denn auch bei der Prüfung des Mikroskops 

 vor allem die Objective einer genauen Untersuchung zu unterziehen. 



§ 185. Sehr zweckmässig ist nun in dieser Beziehung die von 

 Abbe herrührende Methode, bei der man als Object die in Fig. 82 ab- 

 gebildete Testplatte benutzt. Die auf derselben sichtbaren 6 Kreise 

 werden von verschiedenen dicken Deckgläschen gebildet, die auf der 

 unteren Seite eine Silberschicht tragen, in welche eine Anzahl von feinen 

 Linien, deren zackige Contouren speciell als Probeobject dienen, einge- 

 ritzt ist. 



Um nun die Wirkung der Central- und Sandstrahlen gleichzeitig 

 beobachten zu können, schaltet man in den Blendungsträger des Abbe- 



