124 



Bringt man nun auf ein mit derartiger Blendung versehenes Mikro- 

 skop die Abbe'sclien Testplatte, so beobachtet man den beiden Strahlen- 

 büscheln entsprechend zwei getrennte Bilder, die sich beim Wechsel der 

 Einstellung gegen einander verschieben und namentlich bei zu tiefer Ein- 

 stellung deutlich sichtbar sind. Wäre nun das betreffende Object ganz 

 vollkommen corrigiert, so dass also wirklich eine rein geometrische Ver- 

 grösserung stattfände, so müsste es möglich sein, diese beiden Bilder 

 bei einer ganz bestimmten Einstellung in der ganzen Ausdehnung des 

 Gesichtsfeldes und für alle Farben zur vollständigen Coincidenz zu bringen. 

 Die Bänder der Silberstreifen müssten also bei dieser Einstellung gleich- 

 zeitig vollkommen scharf und frei von allen Farbensäumen sein. In 

 Wirklichkeit wird man nun aber bei dieser Art der Beobachtung bei 

 allen einigermaassen starken Systemen sehr erhebliche Abbildungsfehler 

 beobachten. 



§ 186. Handelt es sich zunächst um sehr starke Systeme, 

 so wird neuerdings mit Kecht das Hauptgewicht darauf gelegt, dass 

 namentlich für die in der Nähe der Achse gelegenen Partien des Ge- 

 sichtsfeldes die verschiedenen Abbildungsfehler möglichst vollständig 

 corrigiert sind, und es ist denn auch bei einem solchen Systeme in erster 

 Linie diese Kegion zu prüfen. Von apo chromatischen Systemen ist 

 nun zu verlangen, dass die den beiden Lichtbüscheln entsprechenden 

 Bilder sich bei den in der Mitte des Gesichtsfeldes verlaufenden Bändern 

 der Silber streifen bei richtiger Einstellung zu einem einzigen vollständig 

 scharfen Bilde vereinigen, das von Farbensäumen vollständig frei ist. 

 Bei den gewöhnlichen Achromaten sind dagegen der secundären Farben- 

 abweichung und der chromatischen Differenz der sphärischen Aberration 

 entsprechend schmale secundäre (grünlich und violett oder rosa gefärbte) 

 Farbensäume gestattet. Sind aber die beiden Bilder bei keiner Einstellung zur 

 völligen Coincidenz zu bringen, so ist die sphärische Aberration nicht genügend 

 corrigiert, während das Auftreten von blauen oder gelben Farbensäumen auf 

 eine unzureichende Correction der chromatischen Aberration schliessen 

 lassen würde. 



Gehen wir nun aber von der Mitte des Gesichtsfeldes zu der Betrachtung 

 der Bandpartien über, so macht sich gerade auch bei den Apochromaten 

 die starke Wölbung des Gesichtsfeldes bemerklich, insofern es 

 stets einer Drehung der Mikrometerschraube bedarf, um nach vorheriger 

 Einstellung auf die Mitte nun auch am Kande die von den beiden 

 getrennten Strahlenbüscheln gelieferten Bilder zur Coincidenz zu bringen. 

 Diese Wölbung des Gesichtsfeldes, die eine Folge von dem grossen 

 Oeffnungswinkel ist, kann nun aber den Wert der Apochromate nicht in 

 Frage stellen. Da diese ja vorwiegend zur Entscheidung schwieriger 

 Detailfragen dienen, denen meist eine Orientierung mit schwachen Ver- 



