125 



grösserungen vorausgeht, so ist es von untergeordneter Bedeutung, ob 

 das ganze Gesichtsfeld gleichzeitig zu übersehen ist; auch kann man 

 ja besonders schwierig zu lösende Objecte mit Leichtigkeit in die Mitte 

 des Gesichtsfeldes bringen. 



Ganz anders verhält es sich nun aber bei den mittleren und 

 schwachen Systemen. Hier ist es ja im allgemeinen wünschenswert, das 

 ganze Gesichtsfeld gleichzeitig übersehen zu können, und es ist hier 

 auch speciell auf die ausreichende Correction der nach dem Rande zu 

 gelegenen Theile des Gesichtsfeldes Gewicht zu legen. 



§ 187. Der geübtere Mikroskopiker wird nun übrigens ausser der 

 Abbe'schen Testplatte auch verschiedene mikroskopische Präparate, die 

 scharf begrenzte Umrisse oder zarte Structuren enthalten, als Probe- 

 objecte benutzen und sich mit Hilfe derselben über die Brauchbarkeit 

 eines Objectives orientieren können. Im allgemeinen wird dann aber ein 

 jeder gut thun, sich an solche Präparate zu halten, deren Bilder er 

 durch langjährige Erfahrung genau kennen gelernt hat. Ich verzichte 

 deshalb auch darauf, eine Eeihe derartiger Probeobjecte aufzuzählen. 



e) Das Auflösungsvermögen des Mikroskops. 



§ 188. Als Auflösungsvermögen des Mikroskops bezeichnet man 

 die Fähigkeit desselben, feine Structuren in dem mikroskopischen Bilde 

 wiederzugeben. Diese Fähigkeit ist nun, wie § 72 — 75 besprochen wurde, 

 der Apertur der betreffenden Objective direct proportional. Allerdings 

 hängt die Sichtbarkeit feinerer Structuren natürlich auch von dem 

 Correctionsgrade des Objectives ab und man wird also nach Bestimmung 

 des Oeffnungswinkels zweckmässig auch das Auflösungsvermögen des 

 Mikroskops einer directen Prüfung unterziehen. Wenn man nicht über 

 eine No b ert'sche Probeplatte verfügt, die eine Anzahl von verschieden 

 engen Streifensystemen in Glas geritzt enthält, so benutzt man hierzu 

 zweckmässig natürliche Testobjecte, wie sie namentlich durch die 

 Schuppen der Schmetterlingsflügel und die Kieselschalen der Diatomeen 

 geliefert werden. Ich verzichte hier auf eine ausführliche Beschreibung 

 dieser Objecte und will mich auf die Wiedergabe einer von D i p p e 1 

 (I, 408) herrührenden Tabelle beschränken, in der eine Anzahl von 

 Probeobjecten, nach der Feinheit der auf denselben sichtbaren Structuren 

 geordnet, mit Angaben über die Entfernung der Streifen und die zur «J 

 Auflösung derselben erforderlichen numerischen Aperturen zusammen?; ,3 v 

 gestellt ist. <£> 



v V 



& 



V 



V 



