129 



Objectivmikrometer bringt und diesen dann in der gleichen Ebene wie 

 vorhin das Präparat abzeichnet. Das Verhältnis zwischen den auf der 

 so erhaltenen Zeichnung gemessenen Dimensionen und den entsprechenden 

 des benutzten Maasstabes gibt dann offenbar clirect die Vergrösserung 

 an. Um bei dieser Methode möglichst genaue Eesultate zu erhalten, 

 zeichnet man natürlich zweckmässig einen möglichst grossen Theil des 

 betreffenden Maasstabes ab und nimmt aus den so gefundenen Werten 

 das Mittel. 



§ 192. Ferner will ich gleich noch an dieser Stelle hervorheben, 

 dass der Anfänger im allgemeinen gut thut, seine Zeichnungen bei ralativ 

 starker Vergrösserung auszuführen. Es ist so meist bedeutend leichter 

 die verschiedenen Details richtig darzustellen. Ausserdem ist es ja auch 

 für viele der zur Zeit üblichen Vervielfältigungsverfahren, namentlich 

 für die Zinkographie, sehr zweckmässig, wenn die betreffenden Zeichnungen 

 in grösserem Maasstabe ausgeführt sind, so dass sie bei der mechanischen 

 Uebertragung auf die Zinkplatte oder dgl. entsprechend verkleinert 

 werden können. 



a) Die am Mikroskop anzubringenden Zeichenapparate. 



§ 193. Um uns zunächst die bei diesen Apparaten stattfindende 

 Uebereinanderlagerung zweier Bilder auf der Netzhaut des Auges klar zu 

 machen, wollen wir uns, wie in Fig. 84, in geringer Entfernung vom 

 Auge einen Spiegel SS X derartig angebracht denken, dass derselbe gerade 

 die Hälfte des Auges verdeckt und mit der Augenachse AA X einen "Winkel 

 von 45° bildet. In diesem Falle werden im Auge einerseits Strahlen ver- 

 einigt, die von der unter dem Auge befindlichen Ebene B x A t C 1 ausgehen 

 und andererseits auch solche, die von der auf B x C, senkrecht stehenden 

 Ebene C 2 A 2 B 2 ausstrahlen, vorausgesetzt dass SA, — SA 2 und dass 

 das betreffende Auge auf diese Entfernung accommodiert ist. Es ist aus 

 obiger Figur auch leicht ersichtlich, dass auf ein und denselben 

 Punkt der Netzhaut von beiden Flächen ausgehende Strahlenkegel ver- 

 einigt werden. So werden ja nach dem auf der Augenachse gelegenen 

 Punkte A von A x und von A 2 ausgehende Strahlenkegel gelangen müssen 

 und ebenso erzeugen die von den Punkten B x und B 2 (resp. C x und C 2 ) 

 ausgehenden Strahlen gleichzeitig in B (resp. C) ein Bild auf der 

 Netzhaut. 



Es ist nun übrigens aus obiger Construction ferner noch ersichtlich, 

 dass der Oeffnungswinkel der von C^A^ndBj (resp. C 2 , A 2 und B 2 ) 

 ausgehenden Strahlenkegel keineswegs der gleiche ist, und es würden also 

 auch bei einer derartigen Construction des Apparates die verschiedenen 

 Theile der Bild- und Zeichenebene verschieden hell erscheinen,, Uebrigens 



Zimmermann, Mikroskop. 9 



