133 



in jedem speciellen Falle eine geeignete Ausgleichung der Beleuchtungs- 

 stärken der Zeichenebene und des mikroskopischen Bildes ausfindig zu 

 machen. 



Nach den obigen Bemerkungen dürfte nun das Verständnis der 

 verschiedenen Zeichenapparate keine Schwierigkeiten mehr bieten. So will 

 ich mich denn auch auf die Besprechung einiger Constructionsarten, die 

 mir zur Zeit am meisten in Gebrauch zu sein scheinen, beschränken. 



§ 197. Der Abbe'sche Zeichenapparat besass ursprünglich die 

 in Fio-. 86 dargestellte Construction und wurde mit Hilfe der an der 



Fi?. 86. 



linken Seite befindlichen Schraube (C) über dem Ocular befestigt. Die 

 Vereinigung der vom mikroskopischen Bilde und von der Zeichenebene 

 ausgehenden Strahlen geschieht in diesem Falle mit Hilfe des Glas- 

 würfelchens ( W), das aus zwei Glasprismen besteht, die durch eine durch 

 ein centrales kreisrundes Loch unterbrochene Silberschicht voneinander 

 getrennt sind. Durch das Loch der Silberschicht gelangen nun die vom mikro- 

 skopischen Bilde ausgehenden Strahlen in der durch Pfeile angedeuteten 

 Richtung bei (A) ins Auge. Der Apparat ist zu diesem Zwecke so 

 anzubringen, dass jenes Loch mit der Austrittspupille des Mikroskopes 

 (cf. § 87), in der ja die aus dem Ocular austretenden Strahlen auf den 

 kleinsten Kaum zusammengedrängt sind, zusammenfällt. Es erscheint 

 dann natürlich das ganze Sehfeld des Mikroskops gleichmässig beleuchtet, 

 und es findet auch beim Durchtritt durch den Apparat nur ein sehr ge- 

 ringer Lichtverlust statt. 



Die von der Zeichenebene ausgehenden Strahlen (cb), die durch 

 Pieflexion an dem Spiegel (Sp) auf die Hypothenusenfläche des Glaswür- 

 fels (W) gelangen, werden von dem spiegelnden Theile derselben ins 

 Auge reflectiert und gelangen so in der Richtung da auf die gleiche 

 Stelle der Netzhaut wie das mikroskopische Bild. Da nun die Hypothe- 

 nusenfläche des Glaswürfels mit der Verticalen einen Winkel von 45° 



