13; 



Doch besitzt, dürfte darin bestehen, dass der Spiegel nicht entweder 

 einfach unter einer Neigung von 45° fest mit dem Arme verbunden ist, oder 

 wenigstens bei der Drehung diejenige Lage, in der dies der Fall ist, 

 durch Einschnappen einer Feder oder drgl. deutlich markiert ist, so 

 dass man darüber nicht in Zweifel sein kann, ob man auch wirklich den 

 Spiegel so gerichtet hat, dass beim Zeichnen auf horizontaler Ebene 

 keine Verzerrung des mikroskopischen Bildes eintritt. 



§ 198. Eine solche Einschnappvorrichtung findet sich z. B. an 

 dem von Henking (1) beschriebenen Zeichenapparate von R. Winkel 

 (cf. Fig. 91), der auch noch dadurch ausgezeichnet ist, dass er eine verticale 

 Verschiebung des Apparates gestattet, so dass eine genaue Einstellung 

 des Prismas auf die Austrittspupille des Mikroskops, die ja bekanntlich 

 bei verschiedenen Ocularen einen verschiedenen Abstand von diesem 

 besitzt, möglich ist. 



§ 199. Der in Fig. 88 dargestellte Zeichenapparat von C. 

 Reichert in Wien beruht im wesentlichen auf dem gleichen Princip 



wie der Abbe'sche, und es ist auch wohl der in demselben stattfindende 

 Strahlenverlauf aus den in der Figur gestrichelten Linien ohne weiteres 

 ersichtlich. Der Spiegel (Sp) ist hier an dem langen Arme A verschieb- 

 bar und es kann ferner in sehr zweckmässiger Weise an der bei Th be- 

 findlichen Scala die Neigung desselben direct abgelesen werden. Mit den 

 Armen a und b können blaue Gläser zur Abdämpfung des von dem 

 mikroskopischen Bilde kommenden Lichtes eingeschaltet werden. Zur 

 Einstellung auf die Austrittspupille des Mikroskops ist ferner das Prisma 

 P in dem Cylinder D verschiebbar. Ebenso gestattet die Hülse. R eine 



