137 



wegen seiner Einfachheit und leichten Ein- und Ausschaltung, die natür- 

 lich durch Drehung am Zapfen a bewirkt wird, gegenüber den vorstehend 

 beschriebenen Apparaten eine gewisse Beliebtheit bewahren, namentlich 

 dann, wenn es sich um kleinere Zeichnungen oder einfache Skizzen handelt. 

 § 201. Der früher sehr häufig augewandte Oberhaus ersehe 

 Zeichenapparat (Fig. 90) unterscheidet sich von den bisher bespro- 



Fiar. 90. 



chenen in erster Linie dadurch, dass er das mikroskopische Bild nach 

 zweimaliger Reflexion ins Auge gelangen lässt, während die Zeichen- 

 fläche direct beobachtet wird. Derselbe wird mit der Röhre A an Stelle 

 des Oculars in den Tubus des Mikroskops eingeschoben und mit der 

 auf der linken Seite der Figur sichtbaren Schraube fixiert. Es gelangt 

 dann der vom Mikroskop ausgehende Strahlenkegel durch Reflexion an 

 dem Prisma C nach dem horizontal stehenden Ocular, das durch die 

 bei D und E befindlichen Linsen gebildet wird, und von hier aus auf 

 das kleine Prisma F, das dann das Licht in der Richtung nach Gr in das 

 oberhalb desselben befindliche Auge reflectiert. Das Prisma F befindet 

 sich nun aber, wie die in Fig. 90 rechts unten dargestellte Ansicht von oben 

 her erkennen lässt, unterhalb eines ringförmigen Metallplättchens, dessen 

 Oeffhung nur zum Theil von dem Prisma verdeckt wird. Es ist somit 

 möglich, dass man an dem Prisma vorbei in der Richtung KJ direct 

 auf die Zeichenebene sieht. 



Da bei diesem Apparate beide spiegelnden Flächen einen Winkel 

 von 45° gegen die Verticale bilden, findet natürlich die Zeichnung auf 

 horizontaler Ebene statt, auch gibt derselbe sehr scharfe Bilder. Auf der 

 anderen Seite ist jedoch die Benutzung desselben so umständlich, dass 

 er wohl mit der Zeit mit Recht von den zuvor besprochenen Apparaten 

 ganz verdrängt werden dürfte. 



