143 



2. Die mikroskopische Messung und Zählung. 



a) Die Längenmessung innerhalb der Einstelhingsebene. 



§ 207. Die Messung der innerhalb der Einstellungsebene des Mi- 

 kroskops liegenden Dimensionen kann in sehr verschiedener Weise aus- 

 geführt werden. Man wird auch je nach der Beschaffenheit der zu 

 untersuchenden Objecte und der Grösse der zur Verfügung stehenden 

 Mittel bald der einen, bald einer anderen dieser Methoden den Vorzug 

 geben. Im allgemeinen machen jedoch die grossen individuellen Ver- 

 schiedenheiten der Organismen und ihrer einzelnen Theile eine sehr 

 weitgehende Genauigkeit überflüssig, und es dürfte auch für die meisten 

 Fälle die erste der folgenden Methoden, die unstreitig die einfachste ist, 

 vollkommen ausreichen. 



Hinsichtlich der Bezeichnung der Dimensionen mikroskopischer 

 Objecte sei an dieser Stelle sogleich noch erwähnt, dass man zur Zeit 

 gewöhnlich den tausendsten Theil eines Millimeters als Einheit benutzt 

 und als Mikron oder Mikromillimeter, resp. abgekürzt als 1 jj. be- 

 zeichnet. 



1. Messung mit dem Ocularmikrometer. 



§ 208. Das Ocularmikrometer besteht im allgemeinen aus einer 

 kreisförmigen Glasplatte (Fig. 9G), in die ein feiner etwa in 0*1 mm 

 getheilter Maasstab eingeritzt ist. Diese Platte wird 

 nun bei den gewöhnlichen Huyghens'schen Ocularen 

 auf die zwischen Augen- und Collectivlinse befindliche 

 Blendung (cf. Fig. 45, B) gelegt. An dieser Stelle 

 entsteht ja nach § 88 bei normaler Einstellung das 

 von der Collectivlinse des Oculars entworfene Bild des 

 mikroskopischen Objectes, und es wird also auch bei Fig. 96. 



dieser Einstellung das mikroskopische Bild gleichzeitig 

 mit dem Ocularmikrometer auf die Netzhaut des Auges projiciert. 



Da nun aber bei einem Wechsel der Einstellung auch eine Ver- 

 schiebung des von der Collectivlinse entworfenen Bildes eintritt (cf. § 92), 

 so leuchtet ein, dass bei einem gewöhnlichen Ocular nur bei einer ganz 

 bestimmten Einstellung die Ocularblendung mit dem von dem Objectiv 

 und der Collectivlinse des Oculars entworfenen Bilde zusammenfällt. 

 Um nun aber die Messung mit dem Ocularmikrometer für beliebige 

 Augen zu ermöglichen, ist bei den speciell für mikrometrische Zwecke 

 bestimmten Ocularen, den „Mess- oder Mikrometerocularen" (cf. 

 Fig. 97) die Augenlinse in verticaler Sichtung verschiebbar. Bei der 

 Benutzung wird nun die Augenlinse zunächst so lange verschoben, bis 

 das von ihr erzeugte Bild des Mikrometers genau in die deutliche Seh- 



