144 



Piff. 97. 



weite fällt; auf die gleiche Entfernung wird dann anch das Bild des zu 

 messenden Objectes eingestellt. 



Die meisten Mikrometeroculare sind ferner auch so eingerichtet, 

 dass sich das äussere Eohr in der Nähe der Blendung, wie auch aus 

 Fig. 97 ersichtlich ist, auseinanderschrauben lässt, 

 so dass ein Herausnehmen des Mikrometers leicht 

 ausführbar ist. Dasselbe soll so orientiert sein, 

 dass die die Scala tragende Fläche nach unten 

 gekehrt ist. 



§ 209. Da bei dieser Methode das Mikro- 

 meter und das mikroskopische Object in ungleicher 

 Weise vergrössert werden, so ist es natürlich 

 nothwendig, die absoluten Werte, welche der Scala 

 des Mikrometers entsprechen, für jedes Object 

 empirisch festzustellen. Man benutzt hierzu ein 

 sogenanntes Objectmikrometer, das meist die 

 Form eines Objectträgers besitzt und eine feine 

 Scala mit etwa 0-1 oder O01 mm Distanz der 

 Theilstriche enthält. Soll dasselbe auch bei Oelimmersion verwendet 

 werden, so ist die Scala zweckmässig in die nach unten gekehrten Seite 

 eines dünnen Deckgläschens einzuritzen. 



Um nun mit Hilfe eines derartigen Objectmikrorneters die abso- 

 luten Werte des Ocularmikrometers zu ermitteln, wird mit dem letz- 

 teren, wie im vorigen Falle auf das zu messende Object, auf das Ob- 

 jectivmikrometer eingestellt, so dass also auf der Netzhaut des Auges die 

 Bilder des Ocular- und Objectivmikrometers zusammenfallen; durch Ver- 

 gleichung derselben lässt sich dann offenbar der Wert eines Intervalles 

 der Ocularmikrometerscala leicht feststellen ; findet man z. B., dass 

 5 Intervalle des Ocularmikrometers sich mit 1 Intervall des Objectiv- 

 mikrometers decken, so wird, wenn die Entfernung der Theilstriche bei 

 dem letzteren 0*1 mm beträgt, einem Intervall des Ocularmikrometers 



eine Länge von — mm = 0*02 mm =: 20 \>. entsprechen. 

 o 



Besonders beachtenswert ist nun übrigens, dass die so gefundenen 

 Werte für jedes beliebige Auge gelten, da ja offenbar durch Verschie- 

 bung der Augenlinse das Verhältnis der Vergrösserungen von Object 

 und Ocularmikrometer nicht geändert wird; dieses Verhältnis ist ja 

 wenn die Oollectivlinse des Oculars und das Mikrometer in constanter 

 Entfernung bleiben, nur von der Entfernung zwischen Objectiv und 

 Ocular, der Tubuslänge, abhängig und muss man natürlich genau 

 darauf achten, dass diese während der Messungen nicht geändert wird. 



