145 



Wird dagegen die Einstellung auf die Mikrometerscala nicht 

 durch Verschiebung der Augenlinse, sondern durch verticale Ver- 

 schiebung der Scala bewirkt, wie bei einem von W. Behrens (II) em- 

 pfohlenen Mikrometerocular von K. Winkel, so tritt natürlich bei einer 

 Äenderung der Einstellung auch eine Aenderung in dem Verhältnis der 

 Vergrösserungen von Object und Mikrometer ein. Aus diesem Grunde 

 müssen denn auch derartig construierte Messoculare als irrationell be- 

 zeichnet werden. 



§ 210. Die meisten Optiker fügen nun übrigens ihren Mikrometer- 

 ocularen eine Tabelle bei, die zwar wohl eine für die meisten Messungen 

 ausreichende Genauigkeit besitzen dürfte, aber doch auf alle Fälle zweck- 

 mässig in der oben angegebenen Weise controliert wird. 



Hat man viele Messungen auszuführen, so kann man sich die 

 nöthigen Umrechnungen dadurch erleichtern , dass man sich eine 

 Tabelle anfertigt, die für die verschiedenen Objective die Werte von 1 

 bis 10 Intervallen der Mikrometerscala enthält. 



§ 211. Bei den Zeiss'schen apochromatischen Systemen 

 sind nun übrigens die verschiedenen in Betracht kommenden Grössen 

 derartig berechnet, dass das in einem Compensationsocular befindliche 

 Mikrometer direct vielfache von einem Mikron angibt und zwar beträgt 

 der W^ert eines Intervalles bei einer Tubuslänge von 160 mm für jedes 

 Apochromatobjectiv ebenso viele Mikron, als seine auf dem Objectiv an- 

 gegebene Brennweite Millimeter; so entsprechen also bei Anwendung 

 des Apochromats mit der Brennweite 16 mm einem Intervall der 

 Mikrometerscala 16 jjl. Eine Werttabelle ist in diesem Falle natürlich 

 überflüssig. 



Erwähnen will ich übrigens noch, dass man bei Messungen mit 

 dem Ocularmikrometer die besten Kesultate erhält, wenn man nur 

 die Mitte des Gesichtsfeldes zu den Messungen benutzt. Aus diesem 

 Grunde sind denn auch die meisten Ocularmikrometer bereits so ein- 

 gerichtet, dass der Band des Gesichtsfeldes von der Scala frei bleibt. 



2. Das Ocularscliraubenmikrometer. 

 § 212. Das Ocularschraubenmikrometer ist an Stelle des gewöhn 

 liehen Ocularmikrometers namentlich bei solchen Objecten mit Vortheil 

 zu verwenden, die einen grossen Theil des Gesichtsfeldes ausfüllen. Das 

 Princip desselben besteht im wesentlichen darin, dass ein in der Ebene 

 des reellen Bildes des Objectes befindliches Fadenkreuz oder dergl. mit 

 Hilfe einer feinen Mikrometerschraube derartig verschoben wird, dass es 

 erst mit dem einen und dann mit dem anderen Bande des zu messenden 

 Objectes, resp. dessen Bildes, zusammenfällt. Eine an der Mikrometer- 

 schraube angebrachte Ablesungsvorrichtung gestattet dann die im Ob- 



Z immermann. Mikroskop. IQ 



