146 



jectivbild vorhandenen Dimensionen zu bestimmen. Um nun aber die 

 absoluten Grössen des Objectes zu erhalten, muss man natürlich, wie bei 

 der im vorigen Abschnitt beschriebenen Messung mit dem gewöhnlichen 

 Ocularmikrometer, für jedes Objectiv mit Hilfe eines Objectivmikrometers 

 die der Einheit des Schraubenmikrometers entsprechenden absoluten 

 Werte feststellen. 



§ 213. In der speciellen Ausführung zeigen nun übrigens die von ver- 

 schiedenen Firmen angefertigten Apparate nicht unbedeutende Verschieden- 

 heiten; dennoch dürfte die Anwendung derselben nach dem Obigen keine 

 Schwierigkeiten bieten, so dass ich an dieser Stelle auf eine nähere Be- 

 schreibung umsomehr glaube verzichten zu können, als das Ocular- 

 schraubenmikrometer nur noch relativ selten benutzt werden dürfte. Ich 

 will nur noch erwähnen, dass bei der von A. Koch (I) beschriebenen 

 Construction von E. Winkel (I) an Stelle des zur Einstellung dienenden 

 einfachen Fadens ein Ocularmikrometer in der Ebene der Sehfeldblende 

 eingeschaltet ist, so dass dieser Apparat je nach Belieben als gewöhn- 

 liches Mikrometer oder auch als Schraubenmikrometer benutzt werden kann. 



3. Das Spitzenocular und das Objectivmikrometer. 



§ 214. Das Spitzenocular besteht, wie die nach Dippel (I, 643) 

 copierte Fig. 98 zeigt, aus einem gewöhnlichen Ocular, das in der Ebene 



der Sehfeldblende auf dem gleichen 

 Durchmesser zwei spitz zulaufende Zeiger 

 enthält, die durch Drehung der auf der 

 rechten und linken Seite sichtbaren 

 Schraubenköpfe einander beliebig ge- 

 nähert oder voneinander entfernt werden 

 können. Will man nun das Spitzen- 

 Pig. 98. ocular zum Messen benutzen, so stellt 



man zunächst die beiden Spitzen mög- 

 lichst scharf auf die beiden Enden des zu messenden Körpers ein und 

 bringt dann an Stelle des letzteren ein Objectivmikrometer, mit Hilfe 

 dessen man offenbar die Entfernung der Spitzen und somit auch die 

 Länge des zu messenden Körpers direct bestimmen kann. 



Es ist nun bei dieser Methode in der That eine relativ grosse 

 Genauigkeit möglich, auch ist bei derselben natürlich keine Umrechnung 

 der direct abgelesenen Werte erforderlich, immerhin dürfte aber doch 

 namentlich die Notwendigkeit bei jeder Messung Präparat und Objectiv- 

 mikrometer gegeneinander auszutauschen der allgemeineren Anwendung 

 des Spitzenoculars zu mikrometrischen Zwecken entgegenstehen. Uebrigens 

 will ich gleich an dieser Stelle erwähnen, dass das Spitzenocular nament- 



