147 



lieh auch bei der Zählung von Streifungen und dergl. oder auch zur 

 Markierung bestimmter Stellen des Gesichtsfeldes zum Zwecke der 

 Demonstration gute Dienste zu leisten vermag. 



4. Das Objedschraubenmil-crometer. 



§ 215. Um mit dem Objectschraubenmikrometer eine Messung aus- 

 zuführen, stellt man zunächst das eine Ende des zu messenden Objectes 

 genau auf einen im Ocular befindlichen Faden ein und bewegt dann das 

 Präparat mit Hilfe der am Mikrometer befindlichen feinen Schraube so 

 lange, bis das andere Ende des zu messenden Objectes den Faden des 

 Oculars tangiert. Die an der Mikrometerschraube befindlichen Ablesungs- 

 vorrichtungen geben dann die Dimensionen des zu messenden Körpers an. 



Was nun zunächst das zu derartigen Messungen nothwendige Ocular 

 anlangt, so erwähne ich, dass man den innerhalb desselben befindlichen 

 Eaden natürlich nur dann gleichzeitig mit dem mikroskopischen Bilde 

 deutlich zu sehen vermag, wenn sich dasselbe, wie das Ocularmikrometer 

 im Messocular (cf. § 206), in der Ebene der Gesichtsfeldblendung be- 

 findet; um das gleiche Ocular für Augen von verschiedener Sehweite 

 nutzbar zu machen, muss also auch die Augenlinse des betreffenden 

 Oculars wie bei dem Messocular in verticaler Richtung verschiebbar sein. 



§ 216. Man kann sich nun übrigens derartige mit einem Faden 

 oder Fadenkreuz versehene Oculare, die man z. B. auch sehr gut bei 

 Demonstrationen zur speciellen Bezeichnung bestimmter Stellen des 

 Gesichtsfeldes benutzen kann, nach einer von Welcker (I, 31) her- 

 rührenden Vorschrift sehr leicht aus einem jeden beliebigen Ocular an- 

 fertigen, indem man die beiden Stellen des Blendungsrandes, von wel- 

 chem aus ein Faden die Blendungsöffnung durchziehen soll, mit einem 

 Tröpfchen Canadabalsam benetzt und sodann den Knopf einer Stecknadel 

 von der einen dieser Benetzungsstellen zu der anderen hinführt. Es wird 

 so ein trefflicher Faden ausgespannt, dessen Dicke man ganz in der 

 Gewalt hat. Wenn die Fäden zu fein ausfallen, lässt man den Balsam 

 zuvor an der Luft etwas eintrocknen. 



§ 217. Hinsichtlich der speciellen Einrichtung des Objectschrauben- 

 mikrometers sei auf die Fig. 99, die einen derartigen Apparat aus 

 der optischen Werkstätte von C. Zeiss in Jena in der Aufsicht und im 

 Durchschnitt darstellt, verwiesen. Derselbe kann bei den grösseren Sta- 

 tiven direct auf dem Objecttisch befestigt werden, bei den Stativen mit 

 drehbarem Objecttisch ist dieser zuvor zu entfernen. 



Bei diesem Apparate dient nun zunächst die mit Kreistheilung 

 versehene drehbare Scheibe, die sich auf dem von der Mikrometerschraubc 

 fortgeführten Schlitten befindet, zur Orientierung des Objects. Die an 



10* 



