148 



der Schraube befindliche Trommel gibt ferner direct 0-002 mm an, l "wäh- 

 rend die ganzen Umdrehungen an der zifferblattähnlichen Scheibe ab- 

 gelesen werden können. 



Fie. 99. 



Da in diesem Falle mit der Mikrometerschraube direct die 

 Dimensionen des mikroskopischen Objectes gemessen werden, so geben 

 die abgelesenen Werte natürlich, ohne eine Umrechnung zu erfordern, 

 direct die Länge des mikroskopischen Objectes an. Auch lassen sich mit 

 Hilfe eines exact gearbeiteten Objectschraubenmikrometers jedenfalls sehr 

 genaue Messungen ausführen. Der allgemeineren Anwendung desselben 

 steht aber schon der relativ hohe Preis entgegen. 



5. Messung mit Hilfe von Zeichnung und Photographierung. 



§ 218. Da es mit Hilfe der neueren Zeichenapparate sehr leicht 

 möglich ist, relativ genaue Zeichnungen von den mikroskopischen Ob- 

 Jecten anzufertigen, so hat man diese mehrfach auch zu Messungen be- 

 nutzt. Natürlich muss man aber in diesem Falle mit grösster Sorgfalt 

 darauf achten, dass die Zeichenebene derartig orientiert ist, dass keine 

 Verzerrung des mikroskopischen Bildes eintritt. Ferner ist auch eine 

 genaue Bestimmung der Yergrösserung und eine entsprechende Umrech- 



