149 



nung der direct gemessenen Werte nothwendig. So dürfte denn auch 

 diese Methode gegenüber der directen Messung mit dem Ocularmikro- 

 meter nur in ganz bestimmten Fällen gewisse Vortheile bieten. Es ist 

 dies in erster Linie dann der Fall, wenn es sich um die Messung der 

 Länge einer gebogenen Linie oder dergl. handelt. Diese kann man 

 natürlich an der Zeichnung mit dem Zirkel sehr leicht und mit grosser 

 Genauigkeit ausmessen. 



§ 219. Ferner sind die Zeichnungen von mikroskopischen Objecten auch 

 vielfach dazu benutzt worden, um die Dimensionen von unregelmässig 

 gestalteten Flächen zu bestimmen. Man kann diese Messungen mit 

 grosser Genauigkeit mit dem Planimeter ausführen. In vielen Fällen 

 ist aber jedenfalls die von Ambronn (II, 51) u. a. benutzte Methode 

 vorzuziehen, bei der die gesuchte Flächengrösse durch Wägung festge- 

 stellt wird. Man verfährt dann in der Weise, dass man die betreffende 

 Fläche bei starker Vergrösserung auf möglichst gleichmässiges Papier 

 aufzeichnet und dann mit der Schere genau ausschneidet. Handelt es 

 sich also z. B. darum die auf den Querschnitt eines Bastbündels kom- 

 mende Wandfläche zu bestimmen, so würde man die Papierfläche zunächst 

 der äusseren Umgrenzung des Bastbündels entsprechend zuzuschneiden 

 und dann auch dem Lumen einer jeden Zelle entsprechende Löcher in 

 dieselbe hineinzusehneiden haben. Aus dem Gewichte des so erhaltenen 

 Papiernetzes kann man dann offenbar, wenn man zuvor das Gewicht der 

 Flächeneinheit des benutzten Papieres bestimmt hat, die gesuchte Grösse 

 der betreffenden Fläche mit relativ grosser Genauigkeit berechnen. 



§ 220. Noch umständlicher ist es natürlich zum Zwecke der 

 Messung von den betreffenden Objecten erst Mikrophotographien an- 

 zufertigen. Ich will jedoch erwähnen, dass diese Methode von Kaiser- 

 ling und Germer (I) als die genauste empfohlen wurde. Auch soll ja 

 mit obigem natürlich nicht bestritten werden, dass man Mikrophotographien, 

 die ursprünglich zu einem anderen Zwecke angefertigt wurden, nebenbei 

 auch zu Messungen benutzen kann, sobald die Vergrösserung derselben 

 genau bestimmt ist. 



b) Die Messung in der Richtung der Achse des Mikroskops. 



§ 221. Um an mikroskopischen Objecten die der Achse des Mi- 

 kroskops parallelen Dimensionen zu bestimmen, benutzt man die an der 

 Mikrometerschraube der meisten grösseren neueren Stative angebrachte 

 Kreistheilung (cf. Fig. 46, m), die die verticalen Verschiebungen des 

 Mikroskoptubus abzulesen gestattet. Es ist zu diesem Zwecke offenbar 

 nur erforderlich, den Tubus nacheinander auf die beiden fEnden des be- 

 treffenden Objectes genau einzustellen und jedesmal an der Scala die 



