153 



nach der Richtung der Drehung entweder direct den gesuchten Winkel 

 oder dessen Nebenwinkel an. 



3. Messung nach vorheriger Zeichnung. 



§ 225. Ebenso wie die Messung von Längen lässt sich die Messung 

 von Winkeln natürlich auch in der Weise ausführen, dass man zunächst 

 mit Hilfe eines Zeichenapparates eine genaue Zeichnung von dem be- 

 treffenden Objecte anfertigt und an dieser dann die betreffenden Messungen 

 mit dem Transporteur ausführt. Es ist diese Methode namentlich für 

 diejenigen anzuempfehlen, welche weder über ein Goniometer noch über 

 einen geeigneten drehbaren Objecttisch verfügen. Ist dafür gesorgt, dass 

 keine Verzerrung des mikroskopischen Bildes stattfindet, so wird man in 

 dieser Weise relativ genaue Kesultate erhalten. 



d) Die mikroskopische Zählung-. 



§ 226. Bei der Untersuchung des Blutes ist es von grosser Wich- 

 tigkeit die Zahl der in der Volumeinheit enthaltenen rothen und weissen 

 Blutkörperchen genau bestimmen zu können. Aehnliche Bestimmungen 

 wurden ferner auch bei verschiedenen Mikroorganismen, namentlich den 

 Hefezellen ausgeführt. 



§ 227. Man benutzt zu diesen Versuchen zunächst eine sogenannte 

 Zählkammer, die von einem vollkommen ebenen Objectträger gebildet 

 wird, dem in der Mitte ein mit kreisförmiger Oeffnung versehenes Glas- 

 plättchen von constanter Dicke aufgeklebt ist. Wird nun die Oeffnung 

 dieses Piättchens mit einer ebenfalls vollkommen ebenen Glasplatte be- 

 tleckt, so wird offenbar ein Baum abgegrenzt, dessen Volumen sich genau 

 bestimmen lässt. Die Zählkammern von Zeiss sind speciell so construiert, 

 dass die Tiefenausdehnung des zur Aufnahme der zu untersuchenden 

 Flüssigkeit bestimmten Raumes genau 0*1 mm beträgt. Um nun diesen 

 Raum mit der betreffenden Flüssigkeit zu beschicken, bringt man nach 

 sorgfältiger Reinigung aller Theile in die Mitte des auf dem Object- 

 träger befindlichen Kreises einen kleinen Tropfen der zuvor gut durch- 

 geschüttelten Flüssigkeit. Dieser Tropfen muss einerseits so klein sein, 

 dass er beim Auflegen des Deckglases nicht über den Rand der Camera 

 hinaustreten kann, und andererseits so gross, dass er in dem grössten 

 Theile der Kammer den Raum zwischen Objectträger und Deckglas voll- 

 kommen ausfüllt. 



Die bei diesem Apparate benutzten Deckgläschen müssen natürlich 

 eine genügende Dicke besitzen, so dass die Gefahr einer Durchbiegung durch 

 die Capillarwirkung des Flüssigkeitstropfens ausgeschlossen ist. Die gut 

 abgeschliffenen und polierten Flächen der Kammer und des Deckgläschens 



