154 



müssen ferner so gut gereinigt werden, dass beim Auflegen die New ton- 

 schen Farben zum Vorschein kommen (cf. Abbe, IV). 



Sobald nun die zu zählenden Körper sich auf die Oberfläche des 

 Objectträgers gesenkt haben, führt man die Zählung mit Hilfe eines 

 feinen Quadratnetzes aus, das bei den neueren Zeiss'schen Zähl- 

 kammern direct in den Boden derselben eingeritzt ist, und zwar ist hier 

 ein Quadratmillimeter durch je 20 sich unter rechtem Winkel kreuzende 

 Liniensysteme in 400 Quadrate zerlegt. Da die Höhe der Zählkammer, 



wie bereits angegeben wurde, ~~k mm beträgt, entspricht also jedem Qua- 

 drate ein Volum von .. nn mm 3 . 

 4000 



Befindet sich am Boden der Zählkammer dagegen kein derartiges 

 Quadratnetz, so kann man die Zählungen auch mit Hilfe eines Ocular- 

 Netzmikrometers ausführen, d. h. einer mit einem Quadratnetz ver- 

 sehenen Glasplatte, die wie das Okularmikrometer in der Ebene der Ge- 

 sichtsfeldblendung in das Ocular eingeschaltet wird. Um aber in diesem 

 Falle absolute Werte zu erhalten muss man natürlich für jedes Objectiv 

 mit Hilfe eines Objectmikrometers den Wert der Quadrate bestimmen; 

 auch ist es offenbar nothwendig, dass die Tubuslänge während der Zäh- 

 lungen nicht geändert wird. 



Nachet verfährt schliesslich in der Weise, dass er mit Hilfe eines 

 zugleich als Beleuchtungsapparat dienenden Objectives das reelle Bild 

 eines mit photographischem Quadratnetz versehenen Glasplättchens auf 

 die Oberfläche der Zählkammer projiciert (cf. Hayem, I). 



§ 228. Um wirklich verwertbare Kesultate zu erhalten, muss man 

 natürlich eine grosse Anzahl von Quadraten abzählen und aus diesen 

 Zählungen das Mittel nehmen. Von Wichtigkeit ist es hierbei auch, dass 

 die zu prüfende Flüssigkeit nicht zu viel von den betreffenden Körpern 

 enthält und hat man dieselbe eventuell zuvor durch genau gemessene 

 Quantitäten entsprechender Flüssigkeiten zu verdünnen. 



§ 229. Je nach der Natur der zu untersuchenden Objecte sind 

 natürlich auch noch weitere Vorsichtsmaassregeln nothwendig. So muss 

 man die Hefezellen bei Beginn des Versuches abtödten, damit während 

 der Zählung nicht noch eine weitere Vermehrung derselben stattfindet. 

 Nach E. C. Hansen (I) erreicht man dies zweckmässig durch einen 

 Zusatz von lOproc. Schwefelsäure. Ueber Zählung der Blutkörperchen 

 vergleiche Eeinert (I). 



