160 



§ 239. Ein zu derartigen Dehnungsversuchen sehr praktischer 

 Apparat (Fig. 106) wurde vor kurzem von Ambronn (I, 12) beschrieben. 



Bei demselben wird das zu 

 dehnende Object (e) in die 

 bei c und cl befindlichen 



Klammern eingeklemmt. 

 Diese bewegen sich, wenn 

 die Schraube b gedreht wird, 

 nach beiden Seiten hin gleich- 

 massig auseinander, so dass 

 die vorher im Mikroskop 

 eingestellte Partie nicht aus dem Gesichtsfelde verschwindet. Es geschieht 

 dies dadurch, dass das bei b befindliche Zahnrad dem Zahnrad bei a und somit 

 auch der die Klammer c bewegenden Schraube eine entgegengesetzte Drehung 

 ertheilt, wie der unmittelbar mit b in Verbindung stehenden Klammer d. 

 Zweckmässig wäre es übrigens wohl, diesen Apparat so einzurichten, dass er 

 auf dem Objecttisch des Mikroskops festgeschroben werden kann, was 

 sich ja leicht in ähnlicher Weise, wie bei den beweglichen Objecttischen, 

 ausführen Hesse. 



Tis. 106. 



c) Die zu mikroskopischen Untersuchungen im polarisierten Lichte 

 erforderlichen Apparate. 



§ 240. Zu den Beobachtungen im polarisierten Lichte kann zwar 

 jedes beliebige Mikroskop benutzt werden, das eine zur Anbringung des 

 sogleich zu besprechenden Polarisators geeignete Vorrichtung besitzt. 

 Immerhin wird derjenige, der sich eingehender mit derartigen Unter- 

 suchungen befassen will und die Kosten nicht zu scheuen braucht, gut 

 thun, sich ein speciell für Untersuchungen im polarisierten Lichte be- 

 stimmtes Stativ, wie es jetzt unter der Bezeichnung mineralogisches 

 Stativ von den meisten Firmen geliefert wird, anzuschaffen. Ein der- 

 artiges Stativ ist z. B. das in Fig. 107 abgebildete grosse Stativ für 

 Mineralogie von C. Zeiss. 



Wim sehenswert ist es aber jedenfalls, dass das betreffende Stativ 

 einen drehbaren Objecttisch (cf. § 150) besitzt. Die häufig beim 

 Wechsel der Objective nöthig werdende Centrierung wird speciell bei 

 dem in Fig. 107 abgebildeten Stative nicht am Objecttisch, sondern am 

 Objectiv ausgeführt, und zwar dienen zu diesem Zwecke die beiden 

 Schrauben c c. 



§ 241. Weniger zweckmässig ist es dagegen für Untersuchungen 

 im polarisierten Lichte, wenn der ganze obere Theil des Mikroskops, 

 also Objecttisch und Tubus, um eine verticale Achse drehbar sind (cf. 



