162 



§ 151). Bei einem derartigen Mikroskope wird natürlich bei einer Drehung* 

 ausser dem Objecte gleichzeitig auch die Orientierung des auf dem 

 ciliar befindlichen Analysators geändert. Es wurde übrigens von Y. v. 

 Ebner (I, 161) ein Halter construiert, der an dem Fuss des Mikroskops 

 befestigt wird und den oberhalb des Oculars befindlichen Analysator 

 derartig festhält, dass eine Drehung desselben beim Drehen des Tubus 

 verhindert wird. Die Anwendung dieses Apparates macht allerdings ein 

 Centrieren ganz überflüssig. 



Sodann ist es aber auch in vielen Fällen nothwendig, gleich- 

 zeitig mit den mikroskopischen Objecten Gipsplättchen oder 

 dergl. in den Gang der Lichtstrahlen einschalten zu können, was bei 

 kleinen Stativen häufig nicht möglich ist. Meist gelingt es bei diesen 

 noch am besten, das Gipsplättchen zwischen Polarisator und Objecttisch 

 anzubringen. Bei dem in Fig. 107 abgebildeten Stative ist zwischen dem 

 zurückgeschlagen gezeichneten Polarisator P und dem Condensor C ein 

 zur Einschaltung eines Gipsplättchens ausreichender Zwischenraum. Noch 

 zweckmässiger wird allerdings wohl in diesem Falle die Krystallplatte 

 mit Hilfe des bei K befindlichen Schiebers über dem Objective in den 

 Tubus eingeschoben. 



§ 242. Den wichtigsten Theil des Polarisationsmikroskops bilden 

 nun aber natürlich die beiden sogenannten Nicol'schen Prismen, die 

 auch- wohl einfach als Nicole bezeichnet werden. 



Das eine von ihnen, der Polarisator (cf. Fig. 108) dient speciell 

 dazu, das vom Spiegel des Beleuchtungsapparates reflectierte gewöhnliche 



Licht in geradlinig polari- 

 siertes zu verwandeln. Bei 

 den Mikroskopen mit Cy- 

 linderblendung wird der Po- 

 larisator meistens einfach 

 an Stelle der Blendung in 

 die Hülse des . Blendlings- 

 trägers hineingeschoben; 

 andernfalls kann man ihn 

 aber auch auf den Blen- 

 dungsträger des Abbe'schen 

 Beleuchtungsapparates auf- 

 setzen, wie dies in Fig. 107 

 dargestellt ist, in der bei P das untere Ende des Polarisators sichtbar ist. 

 Das zweite Nicol'sche Prisma, der Analysator, wird zwischen 

 Auge und Object eingeschaltet, und zwar wird derselbe gewöhnlich dem 

 Ocular aufgesetzt (cf. Fig. 107, A). Früher befand sich der Analysator 

 zawr auch wohl zwischen Objectiv und Ocular oder auch zwischen den 



Fig. 108. 



