183 



li) Die Anwendung des Spectropolarisators. 



§ 284. Der zur Zeit gewöhnlich als Spectropolarisator bezeichnete 

 Apparat hat den Zweck, in der Ebene des mikroskopischen Objectes 

 ein Spectrum von polarisiertem Lichte zu erzengen und muss also 

 offenbar unterhalb des Objecttiscb.es des Mikroskops angebracht werden. 

 Die Construction des zuerst von Schmidt und Haensch nach 

 Angaben von Kollet (I, 368) construierten derartigen Apparates ist 

 aus Fig. 122 und 123, von denen die erstere einen Längsschnitt durch 



Piff. 122. 



Fisr. 123. 



den Apparat, die zweite denselben in Verbindung mit dem Objecttisch 

 des Mikroskopes darstellt, ersichtlich. Das am unteren Ende desselben 

 befindliche Prismensystem (k, Fig. 122) dient zunächst dazu, das vom 

 Spiegel gelieferte Licht in geradlinig polarisiertes zu verwandeln. Von 

 hieraus gelangt es dann auf den Spalt s, der durch die Schraube d 

 beliebig enger- und weitergestellt werden kann, und von da durch die 

 Linse e auf das Prismensystem f. Das von diesem entworfene Spectrum 

 wird dann schliesslich mit Hilfe der Linse g in die Ebene des mikro- 

 skopischen Objectes projiciert. Um nun aber dies Bild, der verschiedenen 

 Objectträgerdicke entsprechend, genau einstellen zu können, sind das 

 Prisma f und die Linse g — ähnlich wie bei den Objectivsystemen mit 

 Correctionsfassung — innerhalb einer gesonderten Röhre angebracht, 

 die vermittels der Schraube bei h in verticaler Richtung auf- und 

 abwärts bewegt werden können. Es geschieht dies durch Drehung des 

 in Fig. 123 bei i sichtbaren Ringes. Bei p, Fig. 122, kann schliesslich 

 noch ein Gipsplättchen angebracht werden. Der ganze Apparat wird 

 vermittels Schlittsnvorrichtung an der Unterseite des Objecttiscb.es, wie 

 Fig. 123 zeigt, eingeschoben und kann mit Hilfe der Schraube c in 

 horizontaler Richtung verschoben werden. 



