186 



sprechend über dem Spectrum verschieben. Es muss natürlich auch in 

 diesem Falle in der Additionslage eine Verschiebung nach der rothen 

 Seite des Spectrums und in der Subtractionslage nach der violetten 

 Seite hin stattfinden. Umgekehrt kann man den Spectropolarisator 

 natürlich auch dazu benutzen, die Orientierung der optischen Achsen in 

 einem doppelbrechenden Körper zu bestimmen ; eine sehr ausgedehnte 

 Anwendung hat der genannte Apparat allerdings bisher zu diesem Zwecke 

 noch nicht gefunden. 



4. Die Beobachtungen im prismatisch zerlegten Lichte. 



§ 289. Von den verschiedenen mikroskopischen Spectralapparaten 

 sind in erster Linie die sogenannten Spectraloculare zu nennen, 

 die fest mit dem Ocular verbunden sind und an Stelle desselben in den 

 Tubus des Mikroskops hineingeschoben werden. Sind diese Apparate 

 gleichzeitig zu genauen quantitativen Bestimmungen der Absorptions- 

 spectra geeignet, so werden sie auch wohl als Mikrospectralphoto- 

 meter bezeichnet. 



Ausserdem gibt es aber auch noch einige Apparate, bei denen 

 die prismatische Zerlegung des Lichtes unterhalb des Objecttisches statt- 

 findet, so dass durch dieselben genau in der Ebene des zu beobachtenden 

 Objectes ein Spectrum erzeugt wird, und zwar ist dies Spectrum bei 

 dem Hartnack'schen Beleuchtungsapparate für monochroma- 

 tisches Licht so ausgedehnt, dass bei stärkeren Vergrösserungen das 

 ganze Gesichtsfeld mit annähernd gleichfarbigem Licht beleuchtet ist, 

 während das von dem Engelmann'schen Mikrospectralobjectiv ge- 

 lieferte Spectrum so klein ist, dass es auch bei starken Vergrösserungen 

 gleichzeitig vollständig übersehen werden kann. 



Bevor ich jedoch zur speciellen Beschreibung dieser Apparate über- 

 gehe, will ich an -dieser Stelle noch hervorheben, dass es bei spectro- 

 skopischen Beobachtungen ganz besonders darauf ankommt, alles störende 

 Seitenlicht vom Auge fernzuhalten. Man wird dieselben deshalb auch 

 zweckmässig entweder im Dunkelzimmer oder unter einem entsprechenden 

 Dunkelkasten ausführen (cf. § 141). Ferner ist bei diesen Untersuchungen 

 in den meisten Fällen auch eine starke Beleuchtung nothwendig. 



a) Das Spectralocular und Mikrospectralphotometer. 



§ 290. Von den verschiedenen Spectralocularen wollen wir an 

 dieser Stelle nur den von Abbe construierten Apparat besprechen. Bei 

 diesem befindet sich der Spalt zwischen den beiden Linsen des Oculars 

 und wird, wie der in Fig. 126 abgebildete Querschnitt durch diesen 



