187 



Fie. 126. 



Theil des Spectraloculars erkennen lässt, durch zwei Metallplatten (B und 



C) gebildet, die sich bei Drehung der Schraube F in den Schienen D 



und E symmetrisch gegeneinander bewegen, 



während durch die Schraube H die Länge 



des Spaltes geändert werden kann. Für 



die Einstellung mikroskopischer Objecte 



ist es in dieser Hinsicht von Vortheil, dass 



der Spalt bei maximaler Oeffnung das ganze 



Gesichtsfeld des Oculars frei lässt. 



Durch den über G sichtbaren Hebel 

 lässt sich ferner ein Vergleichs- 

 spectrum einschalten; dasselbe wird 

 durch das bei A, Fig. 127, sichtbare Loch 

 mit Hilfe des punktiert angegebenen 

 Spiegels beleuchtet. Vor diesem Spiegel 

 befindet sich auch eine Vorrichtung, die 

 die Einschaltung von Vergleichsobjecten gestattet. 



Ueber dem Ocular befindet sich ferner in der Hülse J, Fig. 127 

 der Prismensatz, der um die Schraube K derartig drehbar ist, dass 

 ex beliebig ein- und ausgeschaltet werden kann; die Sperrklinke L dient 

 dazu, ihn in der richtigen Lage über dem Ocular festzuhalten. 



Durch das auf der rechten Seite 

 der Fig. 127 sichtbare Bohr wird 

 schliesslich eine Scala (N) mit Hilfe 

 des Objectivs K auf das Spectrum 

 projiciert; die Beleuchtung desselben 

 geschieht durch den Spiegel 0. Die 

 Scala ist so berechnet, dass sie direct 

 die Wellenlängen der verschiedenen 

 Spectralbezirke anzeigt. 



§ 291. Die Einstellung des 

 Apparates geschieht in der Weise, 

 dass man zunächst die in verticaler 

 Richtung verschiebbaren Augenlinsen 

 des Oculars auf den Spalt scharf ein- 

 stellt; dann stellt man das in seiner 

 Hülse bewegliche Scalenrohr so ein, dass 

 man das Spectrum (eventuell die Frauen- 



hofer'schen Linien desselben) und die Scala gleichzeitig scharf sieht; 

 schliesslich ist durch Bewegung der bei P befindlichen Schraube das Prisma 

 so zu orientieren, dass die Linie D auf der Scala auf 0*589 eingestellt ist. 



Fig. 127. 



