188 



§ 292. In erster Linie wird nun allerdings das Spectralocular 

 dazu benutzt, das Absorptionsspectrum von Lösungen festzustellen, wobei 

 aber vom Mikroskop eigentlich nur der Spiegel zur Verwendung kommt. 

 Man setzt dann die zu untersuchende Flüssigkeit in einem entsprechenden 

 Flaschchen auf den Objecttisch, senkt den Tubus zur Fernhaltung 

 fremden Lichtes möglichst über dasselbe herab und beobachtet im 

 Uebrigen wie bei den gewöhnlichen Spectralapparaten. 



§ 293. Ausserdem kann man aber das Spectralocular auch als 

 wirklichen mikroskopischen Hilfsapparat zur Bestimmung des Absorptions- 

 spectrums mikroskopisch kleiner Gegenstände benutzen. Als geeignete 

 Versuchsobjecte kann ich, z. 33. mit Eosin oder Fuchsin gefärbte 

 Krystalloide, etwa die von Bertholletia excelsa, empfehlen. Um das 

 Spectrum derselben zu beobachten, benutzt man zweckmässig ein mittel- 

 starkes Objectiv und ersetzt das gewöhnliche ciliar durch das Spectral- 

 ocular. Von diesem wird sodann der obere Theil bei Seite gedreht und 

 nach etwaiger Erweiterung des Spaltes auf das zu untersuchende Object 

 eingestellt. Sodann wird dieses derartig orientiert, dass sein Bild nach 

 entsprechender Verengung des Spaltes diesen in einer gewissen Zone in 

 seiner ganzen Breite ausfüllt. Wird nun das Prismensystem eingeschaltet, 

 so erblickt man im Spectrum in einem je nach der Ausdehnung des 

 betreffenden Objectes breiteren oder schmäleren Querstreifen, das Ab- 

 sorptionsspectrum der betreffenden Substanz. Allerdings tritt dasselbe 

 nur dann ganz rein auf, wenn der zu untersuchende Körper in ein 

 Medium von gleichem Brechungsindex eingebettet ist. Sonst werden 

 die bei der gewöhnlichen Beobachtung dunkel erscheinenden Begrenzungs- 

 linien natürlich auch im Spectrum als dunkle Streifen sichtbar sein. 

 Diese Streifen unterscheiden sich aber von den auf Absorption beruhenden 

 Linien dadurch, dass sie in allen Farbenbezirken des Spectrums die 

 gleiche Intensität besitzen. Ausserdem verschwinden die auf ungleicher 

 Lichtbrechung beruhenden Streifen natürlich um so vollständiger, je 

 grössere Beleuchtungskegel man anwendet. 



§ 294. Das von Zeiss construierte Mikrospectralphotometer 

 unterscheidet sich von dem vorstehenden Apparate namentlich dadurch, 

 dass es zwei voneinander unabhängige Spalten besitzt, deren Weite an 

 einer Trommel genau abgelesen werden kann. Der eine dieser Spalten dient 

 als Vergleichsspectrum. Bezüglich weiterer Details verweise ich auf die 

 ausführliche Beschreibung von Engelmann (I). 



b) Beleuchtungsapparat für monochromatisches Licht. 



§ 295, Der zuerst von Hartnack construierte Beleuchtungs- 

 apparat für monochromatisches Licht (Fig. 128), wird entweder 

 an dem Gestell der gewöhnlichen Cvlinderblendungen oder an dem des 



