189 



Abbe'schen Beleucbtungsapparates angebracht und besteht in der Haupt- 

 sache aus dem mit Hilfe der Schraube s 2 beliebig enger oder weiter zu 

 stellenden Spalte (Sp), der Collimatorlinse C, den beiden Prismen P x 



Fig. 128. 



und P 2 und der das Spectrum in die Objectebene projicierenden Linse 0. 

 Die Schraube s 1 dient schliesslich dazu, durch Verschiebung des Spaltes 

 eine ganz bestimmte Spectralregion in das Gesichtsfeld zu bringen. Das 

 Spectrum ist übrigens in diesem Falle so ausgedehnt, dass bei stärkeren 

 Vergrösserungen das ganze Sehfeld mit annähernd einfarbigem Lichte 

 beleuchtet ist. Als Lichtquelle dient bei einigermaassen starker Ver- 

 grösserung entweder directes Sonnenlicht oder helles möglichst weisses 

 Lampenlicht. Zur Beobachtung von Absorptionserscheinungen ist übrigens 

 der folgende Apparat wegen der grösseren Lichtintensität entschieden 

 vorzuziehen. 



(1) Das Mikrospectralobjectiv. 



§ 296. Das Zeiss'sche Mikrospectralobjectiv nach 

 Engelmann (Fig. 129) unterscheidet sich von dem vorigen Apparate 

 namentlich dadurch, dass es ein viel kleineres Spectrum liefert; es wird 

 hier nämlich zur Projection einfach ein gewöhnliches Mikroskop-Objectiv 

 (A,B, Coder D) benutzt, das mit dem engen Gewinde der Linsenfassung 

 dem oberen Ende des Apparates angeschroben wird. Ausserdem gestattet 

 die auf der linken Seite der Fig. 129 sichtbare, getheilte Trommel eine 



