192 



grösseren Stativen befinden, sind mit Hilfe dieser Apparate keine 

 irgendwie beachtenswerte Eesultate gewonnen, die sich nicht auch ebenso 

 gut mit Hilfe des monocularen Mikroskops hätten gewinnen lassen. Ich 

 will mich deshalb auch auf die kurze Beschreibung des vollkommensten 

 dieser Apparate, des nach Angaben von Abbe (V) ausgeführten stereo- 

 skopischen cular s von C. Zeiss beschränken. 



Dasselbe wird mit Hilfe des Eohres C (Fig. 132) wie ein ge- 

 wöhnliches Ocular in den Tubus hineingeschoben, so das der vom 



Objectiv ausgehende 

 Strahlenkegel zunächst auf 

 das Prisma b fällt. Dieses 

 wird nun von dem Prisma 

 a durch eine sehr dünne 

 Luftschicht getrennt, und 

 es tritt infolge dessen an 

 der Grenzfläche zwischen 

 Glas und Luft eine der- 

 artige Zerlegung der ein- 

 fallenden Strahlenkeg'el 

 ein, dass ein Theil durch 

 das Prisma a in das die 

 Fortsetzung der Achse 

 bildende Ocular B gelangt, 

 während der andere Theil 

 reflectiert wird und nach 

 abermaliger Eeflexion an 

 dem Prisma V in das 

 zweite Ocular B' eintritt. 

 Da nun die Strahlen auf 

 die geneigte Fläche des 

 Prismas b mit einem 

 Winkel von 38-5° auf- 

 fallen, der dem Grenzwinkel für das benutzte Glas (c 41°) sehr nahe 

 kommt, so ist die Intensität dieser beiden Strahlenkegel eine solche, 

 dass das in dem Ocular B sichtbare Bild doppelt so hell erscheint, wie 

 das des Oculars B'. 



Um nun zunächst durch das stereoskopische Ocular gleichzeitig 

 mit beiden Augen hindurchsehen zu können, gibt man den beiden 

 Ocularen durch Drehung der Schraube D, die eine Bewegung des Oculares 

 B' bewirkt, die erforderliche Entfernung; eventuell kann man auch nocli 

 durch Ausziehen der in federnden Hülsen beweglichen Oculare die 

 Distanz derselben vermehren, oder durch ungleiches Ausziehen der beiden 



Fisr. 132. 



