200 



so kann man mikrophotographische Aufnahmen auch in der Weise aus- 

 fähren, dass man diese Linse auf das virtuelle Bild einstellt, das bei 

 der gewöhnlichen Beobachtung in der Entfernung der deutlichen Sehweite 

 von dem mit Objectiv und Ocular versehenen Mikroskop entworfen wird. 

 Die lichtdichte Verbindung zwischen dem Ocular und der photogra- 

 phischen Linse kann dann leicht durch eine an der Linsenfassung be- 

 festigte Hülse von undurchsichtigem Tuch hergestellt werden. 



§ 317. Die genaue Bestimmung der Vergröss'er-ung einer 

 Photographie kann man offenbar in der Weise ausführen, dass man, 

 ohne sonst an der Einstellung des Apparates etwas zu ändern, das 

 photographische Object durch ein Objectmikrometer ersetzt und die 

 Grösse des von demselben auf der Visierscheibe entworfenen Bildes 

 bestimmt. Man kann zu diesem Zwecke in die Yisierscheibe direct eine 

 Millimeterscala einritzen lassen, oder sich auch in der Weise behelfen, 

 dass man auf der Unterseite derselben einen Papiermaasstab anklebt 

 und das Bild des Objectmikrometers in die Fortsetzung dieses Maass- 

 stabes fallen lässt. Das Verhältnis zwischen der so gefundenen Aus- 

 dehnung des Bildes und den entsprechenden wirklichen Werten des 

 Mikrometers gibt natürlich direct die Vergrösserung an. 



§ 318. Bei Anwendung der Zeiss'schen Apochromate und Pro- 

 jectionsoculare lässt sich die Vergrösserung übrigens auch leicht mit 

 annähernder Genauigkeit auf rechnerischem Wege ermitteln. Man erhält 

 dieselbe nämlich, wenn man den (in mm ausgedrückten) Abstand des 

 Bildes vom Ocular durch die Brennweite des benutzten Objectivs 

 dividiert und mit der Nummer des angewandten Projectionsoculars 

 multipliciert. So liefert z. B. das Objectiv 3 mm Brennweite mit dem 

 Projectionsocular 2 und dem Bildabstand 1500 mm eine Vergrösserung: 



^ X 2 = 1000. 



c) Die Beleuchtung. 



§ 319. Als Lichtquelle benutzt man wohl bei mikrophoto- 

 graphischen Aufnahmen am zweckmässigsten künstliches Licht, da dieses 

 am leichtesten zu jeder beliebigen Zeit constant zu erhalten ist und 

 auch eine für die maisten Zwecke völlig ausreichende Lichtstärke besitzt. 

 Abgesehen von dem jedenfalls nicht jedermann zugänglichen elektrischen 

 Lichte ist nun wohl jedenfalls das bereits § 123 erwähnte Auer'sche 

 Gasglühlicht am meisten zu empfehlen. Uebrigens lassen sich auch 

 mit gewönlichen Gas- oder Petroleumflammen gute Photographien 

 erhalten. 



Ist zu befürchten, dass durch die Lichtquelle eine zu starke Er- 

 wärmung des Präparates oder der Objectivlinsen eintritt, so thut man 



