201 



eilt, zur Absorption der Wärmestrahlen eine am besten mit Alaunlösuner 

 gefüllte Cuvette zwischen Lichtquelle und Mikroskop einzuschalten. 



§ 320. Bei Einstellung des Beleuchtungsapparates ist ferner mit 

 grosser Sorgfalt darauf zu sehen, dass der gesammte Oeffnungswinkel 

 des Objectivs und auch das Gesichtsfeld gleichmässig erhellt wird. Ver- 

 stösse hiergegen machen sich auf der Photographie viel mehr bemerklich 

 als bei der gewöhnlichen mikroskopischen Beobachtung. Man wird 

 deshalb auch fast ausnahmslos 

 zwischen die Lichtquelle und den 

 Spiegel des Mikroskops eine grosse 

 Sammellinse einschalten müssen, 

 verfährt aber bei Einstellung dieser 

 verschiedenen Theile des zur Be- 

 leuchtung dienenden Apparates 

 zweckmässig in der gleichen Weise 

 wie bei der gewöhnlichen mikro- 

 skopischen Beleuchtung (cf. § 142), 

 indem man das nach Wegnahme des 

 Oculars imTubus sichtbare Bild der 

 Lichtquelle ins Auge fasst und dafür 

 sorgt, dass dieses mit möglichst 

 gleichmässiger Intensität den ganzen 

 Oeffnungwinkel des Objectivs aus- 

 füllt. 



§ 321. Erwähnen will ich 

 übrigens noch, dass viele Autoren 

 anempfehlen, den Beleuchtungs- 

 apparat so aufzustellen, dass das 

 Bild der Lichtquelle genau in die 

 Ebene des zu photographierenden 

 Objectes fällt, was ja namentlich mit 

 Hilfe des in verticaler Kichtung be- 

 weglichen Beleuchtungsapparates 

 leicht ausführbar ist. Von C. Zeiss 

 wurde sogar zu diesem Zwecke ein 

 besonderer achromatischer und 

 centrierbarer Condensor construiert. 



§ 322. Sehr zweckmässig ist 

 übrigen s auch das von A. K ö hl er (I) 

 vorgeschlagene Beleuchtungsver- 

 fahren, bei dem mit Hilfe einer grossen Sammellinse (S S, Fig. 137) 

 in der Brennebene (BB) des Condensors (C C) ein Bild (L^L^) der 



