203 



tiberblicken und auf seine Schärfe zu prüfen gestattet. Bei den mikro- 

 photographischen Apparaten wird nun die Visierscheibe gewöhnlich einfach 

 an Stelle der photographischen Platte in die Cassette hineingelegt; doch 

 ist es infolge der geringen Lichtstärke meist nicht möglich, eine matt- 

 geschliffene Glasplatte zu diesem Zwecke zu verwenden. Vielmehr benutzt 

 man hier zweckmässig eine gewöhnliche Glasplatte, in die auf der in 

 der Cassette nach unten gekehrten Seite eine Anzahl von Linien ein- 

 geritzt ist. 



Zur scharfen Einstellung benutzt man eine Lupe, 

 die häufig gleich mit dem Apparate derartig verbunden 

 ist, dass sie über der Visierscheibe nach allen Eichtungen 

 verschoben werden kann; andernfalls kann man zu diesem 

 Zwecke auch z. B. die in Fig. 138 abgebildete Einstell- 

 Lupe *) verwenden. 



Offenbar ist der Apparat dann richtig eingestellt, wenn 

 man gleichzeitig die auf der Visierscheibe eingeritzten Linien 

 und das mikroskopische Bild scharf sieht. Da man nun aber 

 in dieser Weise stets nur einen kleinen Theil des Gesichts- 

 feldes überblicken kann, so ist es vortheilhaft, ausserdem auch noch eine 

 Visierscheibe aus mattgeschliffenem Glase einschalten zu können, die 

 zwar zur scharfen Einstellung ungeeignet ist, aber doch über die allge- 

 meine Orientierung des mikroskopischen Bildes Aufschluss zu geben vermag. 



§ 325. Vor allem ist nun aber bei der Einstellung des mikro- 

 photographischen Apparates die chromatische Aberration der zur Projection 

 dienenden Linsen zu berücksichtigen. AVie wir § 51 sahen, sind in dieser 

 Beziehung die meisten Systeme derart corrigiert, dass sie zwar für die 

 rothen und blauen Strahlen die gleiche Brennweite besitzen, dass aber 

 die zwischenliegenden Strahlen, und namentlich auch die in erster Linie 

 bei Photographien in Betracht kommenden violetten und ultravioletten 

 Strahlen keineswegs in dem gleichen Punkte vereinigt werden. Diese 

 F ocus diff er e nz bewirkt nun, dass bei der Beleuchtung mit weissem 

 Lichte das für die auf unser Auge am meisten wirkenden gelben 

 Strahlen scharf eingestellte Bild für die violetten und ultravioletten 

 Strahlen, die sich in einer anderen Ebene vereinigen, nicht eingestellt 

 ist und dass man infolge dessen bei einer derartigen Einstellung ganz 

 unbrauchbare Photographien erhalten würde. Man kann nun die schädliche 

 Wirkung der Focusdifferenz namentlich dadurch verhindern, dass man 

 durch sogenannte Lichtfilter einen solchen Theil des von der Licht- 

 quelle ausgehenden Lichtes absorbieren lässt, dass der hindurchgehende 



*) Dieselbe ist, wie auch die im Folgenden genannten Utensilien, zu beziehen 

 von 0. Perutz (München). 



