204 



Best keine merkliche Focusdifferenz besitzt. Für die gewöhnlichen 

 Bromsilber-Gelatine-Platten kann man zu diesem Zwecke Kupferoxyd- 

 ammoniak benutzen, das bei einiger Concentration nur blaues, violettes 

 und ultraviolettes Licht hindurchlässt. Man bringt diese Lösung in 

 einer parallelwandigen Cuvette, die man z. B. in der in Fig. 189 ab- 

 gebildeten Form von Leiboldt in Köln beziehen kann, 

 zwischen die Lichtquelle und das zu photographierende 

 Object. Will man auch die ultravioletten Strahlen ab- 

 blenden, so kann dies durch eine l"5°/ Lösung von 

 Aesculin oder schwefelsaurem Chinin geschehen, die 

 man in einer zweiten Cuvette vor oder hinter der ersteren 

 einschaltet. 



§ 326. Für die namentlich für grünes und gelbes 

 Licht empfindlichen Erythrosin- oder Eosinsilbei platten 

 kann man zweckmässig das von Zettnow (1) angegebene Lichtfilter 

 anwenden, das durch Auflösen von 160 gr trockenem Kupfernitrat uud 

 14 gr reiner Chromsäure in einer derartigen Wassermenge, dass das 

 Gesammtvolum 250 cm 3 beträgt, dargestellt wird. Dasselbe lässt in 1 cm 

 dicker Schicht nur gelbgrüne Strahlen hindurchtreten. Für die meisten 

 Zwecke ausreichend fand Zettnow auch eine 1 — 2 cm dicke Schicht 

 einer wässerigen Lösung von 175 gr Kupfervitriol und 17 gr Kalium- 

 bichromat auf 1 Liter Flüssigkeit. 



Immerhin ist doch auch mit der Anwendung derartiger Lichtfilter 

 eine starke Lichtabsorption verbunden und somit speciell bei starken 

 Yergrösserungen eine sehr lange Expositionsdauer nothwendig. Man wird 

 deshalb zur Zeit, wo dies irgend angeht, zu photographischen Auf- 

 nahmen bei starken Vergrösserungen die sogenannten apo chromatischen 

 Objective benutzen, durch die die auf unser Auge am stärksten wirkenden 

 Strahlen und die speciell chemisch wirksamen in derselben Ebene 

 vereinigt werden, so dass also eine Focusdifferenz überhaupt nicht vor- 

 handen ist. 



§ 327. Zu beachten ist jedoch, dass auch die apochromatischen 

 Objective — namentlich bei grossem Oeffnungswinkel des angewandten 

 Beleuchtungskegels — infolge der Wölbung des Gesichtsfeldes nicht bei 

 gleicher Einstellung in allen Theilen gleich scharfe Bilder geben. Im 

 allgemeinen thut man nun gut, die Einstellung so zu wählen, dass man 

 nicht gerade auf das Centrum des Gesichtsfeldes, sondern auf eine 

 zwischen dem Centrum und dem Bande des Gesichtsfeldes gelegene Zone 

 am schärfsten einstellt. Man wird so in einem grösseren Theile der 

 Photographie eine scharfe Zeichnung erhalten. 



§ 328. Hat man das mikroskopische Bild in der oben geschilderten 

 Weise scharf auf die Visierscheibe eingestellt, so thut man gut, nach 



