206 



richtigste Expositio'nsdauer feststellen. Allerdings gibt es hier immerhin 

 noch einige Methoden, durch die dies Ausprobieren bedeutend erleichtert 

 werden kann. Ich erwähne in dieser Hinsicht nur die von Zeiss an- 

 gegebene Methode, die allerdings an den Besitz einer besonderen 

 Cassette gebunden ist. Bei dieser werden 6 verschiedene Theile der 

 Platte ein und demselben durch einen entsprechenden Spalt begrenzten 

 Theile des photographischen Bildes nach einander verschieden lange 

 Zeit exponiert. Man kann so nach der Entwicklung im allgemeinen schon 

 mit einer einzigen Platte die richtige Expositionszeit ermitteln. 



§ 332. Ist die Exposition beendet, so schiebt man wieder die zur 

 Verdunkelung dienende Pappscheibe zwischen Mikroskop und Beleuch- 

 tungsapparat ein, schliesst sodann die Cassette und bringt dieselbe zur 

 Entwicklung- in die Dunkelkammer zurück. 



e) Die Entwicklung des Negativs. 



§ 333. Bevor wir zu der eigentlichen Entwicklung der Platte 

 übergehen, sei zunächst bezüglich der D u n k e lk am m e r hervorgehoben, 

 dass dieselbe bei der grossen Empfindlichkeit der zur Zeit in Anwendung 

 kommenden Platten auf das sorgfältigste daraufhin zu 

 untersuchen ist, ob sie nicht etwa durch Spalten in den 

 Fensterläden oder dergi. geringe Spuren von Licht erhält. 

 Man kann dies am besten dann erkennen, wenn das Auge 

 durch längeren Aufenthalt in der Dunkelheit empfindlicher 

 gegen geringe Lichtmengen geworden ist. 



§ 331. Zur Beleuchtung des Dunkelzimmers be- 

 nutzt man, soweit dies gestattet ist, eine Dunkel- 

 zimmerlampe, die mit einem Cylinder aus Rubinglas 

 versehen ist, so dass sie nur rothe Strahlen aussendet. 

 Sehr zweckmässig ist in dieser Beziehung übrigens die 

 in Fig. 140 abgebildete Lampe, die mit einem äusseren 

 rothen und einem inneren gelben Cylinder versehen ist. 

 Will man nun das hellere gelbe Licht benutzen, so 

 braucht man nur den in der Abbildung auf der rechten 

 Seite befindlichen Griff zu drehen, wodurch der Rubin- 

 glascylinder, wie in der Abbildung dargestellt ist, ge- 

 hoben wird. 



§ 335. Die eigentliche Entwicklung richtet sich 

 natürlich sehr nach der Beschaffenheit der angewandten 

 Platten. Speciell für mikrophotographische Auf- 

 nahmen werden nun aber neuerdings ganz allgemein die farben- 

 empfindlichen Eosin- und Erythrosinsilber platten am 



Fig. 140. 



