220 



der Fig. 157, I zugeschnittenen Papprahmen, der vor den Gebrauch zur 

 Sterilisierung und Durchtränkung in kochendes Wasser getaucht und 

 dann auf den Objectträger (a, Fig. 157, II) gebracht wird. Auf den 



Papprahmen legt man dann 

 das Deckgläschen (c), an 

 dessen Unterseite sich 



„im hängenden 

 Tropfen" (d) die zu 

 beobachtenden Mikroorga- 

 nismen befinden. Um ein 

 Austrocknen zu verhindern , 

 ist der Papprahmen von 

 Zeit zu Zeit zu befeuchten. 

 § 365. In der gleichen 

 Weise functioniert ferner 

 auch die in Fig. 158 im Längsschnitt, in Fig. 159 in der Profilansicht dar- 

 gestellte feuchte Kammer, bei der der Papprahmen der soeben besprochenen 

 Kammer durch einen dem Objectträger mit Canadabalsam aufgekitteten 



Fi?. 158. 



Fi?. 159. 



Glasring ersetzt ist. Bei der in Fig. 160 abgebildeten Kammer liegt 

 das Deckglas dagegen direct über einer linsenförmigen Vertiefung des 

 Objectträgers. Um bei diesen Kammern ein Verdunsten des Beobachtungs- 

 tropfens zu verhindern und gleichzeitig ein Anhaften des Deckgläschens 

 an dem Objectträger zu bewirken, umrandet man das Deckgläschen 

 zweckmässig mit Vaselin, Wachs oder dergl. 



Dasselbe gilt auch von der von F. E. Schnitze empfohlenen 

 feuchten Kammer, die in Fig. 161 abgebildet ist. In die bei dieser auf 



Fi?. 160. 



Fig. 161. 



dem Objectträger befindliche ringförmige Einsenkung soll algenhaltiges 

 Wasser gebracht werden, so dass den im häugenden Tropfen befindlichen 

 Mikroorganismen durch die Assimilation dieser Algen Sauerstoff zuge- 

 führt wird. 



§ 366. Vielfach benutzt werden schliesslich auch die feuchten 

 Kammern vonBrefeld (I, 17) undKlebs (I, 43) (Fig. 162 und 163), 



