223 



festigt. Natürlich ist in diesem Falle nur eine Beobachtung von der dem 

 Deckgläschen zugekehrten Seite aus möglich. Um nun aber auch eine 

 Umkehrung des Objectaquariums möglich zu machen, Hess Cori 

 dasselbe später so ausführen, dass es auf beiden Seiten von einem Deck- 

 gläschen abgeschlossen wird und mit Hilfe eines besonderen metallenen 

 Trägers an dem Objecttisch befestigt wird. 



Natürlich ist es bei diesem Apparate vielfach zweckmässig, den 

 Objecten frische durchlüftete Flüssigkeit zuzuführen, was z. B. durch 

 einen in ein höher stehendes Becherglas eintauchenden Leinwandstreifen, 

 Wollfaden oder dergl. geschehen kann. Ferner lassen sich in dieser Weise 

 natürlich auch sehr leicht Farbstoffe, Keagentien etc. zuleiten. 



b) Die Beobachtung unter Aenderung der Zusammensetzung oder 

 des Druckes der umgebenden Luft (Gaskammern). 



§ 370. Will man bei irgendwelchen Mikroorganismen oder Schnitten 

 von höheren Pflanzen oder Thieren während der Beobachtung den Druck 

 der umgebenden Luft ändern oder auch ein Gas oder Gasgemenge von 

 einer von der atmosphärischen Luft abweichenden Zusammensetzung zu 

 leiten, so geschieht dies mit Hilfe einer sogenannten Gaskammer- 

 in vielen Fällen können nun zu diesem Zwecke die bereits § 366 

 besprochenen feuchten Kammern von Brefeld undKlebs benutzt 

 werden. Ausserdem erwähne ich zunächst noch die in Fig. 166 ab- 



Fig. 166. 



gebildete Gaskammer von Fritsch, bei der der auf dem Objectträger 

 befindliche Aufsatz zwei zur Zuleitung und Ableitung der Gase dienende 

 Röhren trägt. Die zu beobachtenden Objecte werden dagegen, am Deck- 

 glas hängend, auf die zwischen den beiden Röhren sichtbare oben gerade 

 abgeschliffene Erhöhung gebracht. 



§ 371. Sehr zweckmässig und viel benutzt ist ferner auch die von 

 Engelmann (VI, 331) vorgeschlagene Gaskammer, die in Fig. 167 



in der Form, in der sie zur Zeit von Albrecht (Tübingen) in den Handel 

 gebracht wird, im Längsschnitt dargestellt ist. Sie besteht in der Haupt- 



