225 



Bieter (F) befindet, dessen Quecksilberbehälter um die Blendungsöffnung 

 zwei vollständige Spiralwindungen beschreibt und mit abgeplatteter Fläche 

 der Unterseite der Metallplatte unmittelbar anliegt. Diese wird nun zum 

 Gebrauch auf dem Objecttisch des Mikroskops befestigt und dadurch, 

 dass unter die freien Enden der beiden Arme eine kleine Flamme gebracht 

 wird, erwärmt. Ausserdem kann das Präparat durch einen dem Object- 

 träger aufgesetzten, den unteren Theil des Tubus umfassenden Glascylinder 

 vor Luftströmungen geschützt werden. 



2. § 374. Der nach Angaben von M. Löwit (I) von C. Keichert 

 in Wien angefertigte heizbare b j e c 1 1 i s c h (Fig. 1 69) wird mit 



Hilfe der Schrauben A und A' auf dem Objecttisch des Mikroskops fest. 

 geschroben, und es wird dann das zu erwärmende Präparat einfach 



daraufgebracht. 



A 



Fig. 170. 



Zur Beobachtung kann die bei C befindliche starke Cnndensorlinse 

 dienen, die den Abbe'schen Condensor wenigstens einigermaassen zu 

 ersetzen vermag. Uebrigens kann man dieselbe auch mit Hilfe eines 

 heigegebenen Schlüssels leicht entfernen. Die Wärmezufuhr geschieht 

 durch angewärmtes Wasser, das man mit Hilfe der beiden Oeffnungen 

 BundB'den Apparat durchströmen lässt. Zur Anwärmung des Wassers kann 

 man speciell die in Fig. 170 dargestellte Erwärmungs vorrichtung 



Zimmermann, Mikroskop. 15 



